595 
durende luchtstrooin door het blad wordt gezogen, zooals bij deze 
methoden noodig is.” 
Bij den registreerenden porómeter, dien ik thans ga beschrijven, 
zijn al deze bezwaren vermeden en de omstandigheden waaronder 
de plant tijdens de proefneming verkeert, zijn zelfs nog gunstiger 
dan bij den oorspronkelijken poromeler. 
^ 2. Algemeene beschrijving. 
Wanneer men een zelfregistreerend instrument vervaardigt, heeft 
men daarbij onder meer de bedoeling het werk van deji persoon, 
die het overeenkomstige niet-registreerende toestel bedient, te ver- 
vangen. In het meest eenvoudige geval bestaat dit werk uit het 
aflezen en noteeren van den stand van een wijzer en van den tijd 
(vgl. aneroïde- barometer en barograaf). Bij den porometer van Darwin 
en Pertz is de bediening van het toestel echter ingewikkelder, want 
behalve dat ei' voor elke waarneming twee standen en twee tijdstip- 
pen moeten worden afgelezen en genoteerd, moet na elke waarne- 
ming het toestel opnieuw in den stand van uitgang worden terugge- 
bracht. Er zijn hier dus meerdere functies die bij een zelfregistj'eerenden 
porometer *automatisch zullen moeten geschieden. Ik heb nu getracht 
bij het invoeren van automatische inrichtingen het principe van den 
oorspronkelijken porometer zooveel mogelijk onveranderd te laten. 
Het toestel (zie tig. 1, onderste helft) bestaat uit een aan het blad 
gelijmd glazen klokje (1) [voorzien van het door van Si.ogteren 
aangegeven zijbuisje (2), dat voorloopig gesloten moet ivorden gedacht, 
evenals het buisje 18 uit fig. 1], verbonden aan een U-vormigen 
manometer, waarin gedistilleerd water. Het gesloten been heeft 
een zijbuisje met gummislang (3). Bij den gewonen porometer zou de 
waarnemer, bij het tot stand brengen van een bepaalden druk, de 
veerende klemkraan opendrukken, aan het slangetje zuigen, en daarna 
de klemkraan weer doen dichtveeren. Hier echter leidt het slangetje 
naar de waterstraalluchtpomp P en gaat daarbij door een veerende 
klemkraan, die het als regel afsluit, doch op de vereischte tijdstip- 
pen door een electromagneet Kj wordt opengetrokken, waardoor de 
verbinding tusschen luchtpomp en porometer tot stand komt. Is de 
gewenschte luchtverdunning bereikt, dan wordt de stroom van den 
magneet verbroken, de klemki-aan veert dicht en de verdunning kan 
alleen worden vereffend via de huid mondjes. Daar de luchtpomp 
voortdurend werkt zou in de ruimte buiten de klem spoedig een 
9 l.c , p. 18. 
Verslagen der Afdeelng Natuurk. Dl. XXIX. A®. 1920/21 , 
39 
