600 
schrijfstift niet verder, zoodat de lijn a. h. w. wordt afgeknot. Dit is 
echter geen bezwaar, omdat bij zulke langdurige perioden de lengte 
tot in halve minuten nauwkeurig op de tijdas kan worden afgelezen. 
Het beeld, dat fig. 2 geeft, doet duidelijk zien hoe op 13 Mei te 
Ö.30P reeds een langzame sluiting van de stomata bezig was, tusschen 
7 en 8 uur ging de sluiting hoe langer hoe sneller, te 8.30p was 
de tijdsduur 5 X zoo groot als te 5.30p. Vervolgens bleven de huid- 
rnondjes in den sterk vernauwden toestand tot ongeveer middernacht, 
toen begonnen ze weer open te gaan, eerst heel langzaam, maar tusschen 
4 en 6 uur ’s morgens zeer snel. Van 7 tot 9 uur waren zij meer 
geopend dan den vorigen tniddag 5.30. Tusschen 9 en 2 vertoonde 
de openingstoestand vrij sterke schommelingen, die, ir» verband met 
waarnemingen die ik hier niet verder bespi'eken zal, waarschijnlijk 
meer aan temperatuursinvloed dan aan het licht moeten worden 
toegeschreven. Bij de maximale opening te 2 unr was periode 1 
zestien maal zoo kort als bij de grootste sluiting te 10 unr in den 
vorigen avond. Na 4 uur begon weer een langzaam sluiten, zoodat de 
toestand omstreeks 5 uur nagenoeg dezelfde was als 24 uur te voren. 
Op het eerste gezicht lijken de op deze wijze verkregen resultaten 
bevredigend. Ongetwijfeld is ook uit het diagram de algemeene gang 
van den openingstoestand der stomata af te lezen. Toch heeft de tot 
nu toe behandelde inrichting hetzelfde bezwaar als de. andere regis- 
treerende porometers: de onafgebroken luchtstroom door het blad. 
Aan dit bezwaar kan worden tegemoet gekomen, door tusschen elke 
twee waarnemingen een rusttijd in te schakelen, gedurende welke 
de druk in den porometer gelijk is aan dien van de atmospheer. 
Daarvoor is de 'volgende inrichting aan het toestel toegevoegd (Fig. 
1, bovenste helft). De stroomketen III, die den electromagneet in 
staat stelt den porometer in verbinding te brengen met de pomp, is 
niet alleen aan de contactplaats C, (aan den wipschakelaar) onder- 
broken, doch bovendien bij C, (kwikbakjes in ebonieten blokje aan 
het uurwerk ü, bevestigd). Al komt dus aan het einde van periode 
1 de verbinding in C, tot stand, de stroom zal niet door den magneet 
gaan, voor bovendien gesloten is. Dit kan gebeuren door een 
bengeltje (16), dat aan het tandrad bevestigd is. In den afge- 
beelden stand (gedui-ende periode 1) is dit tandrad vrij van het 
uurwerk en wordt door een gewichtje zoo gehouden, dat het ben- 
geltje 16 een bepaalden afstand van houdt. Bij het einde van 
periode 1 gaat T, naar beneden en zijn tanden grijpen nu in die 
van T^. Nu draait dit laatste langzaam terug en na eenigen tijd 
bereikt 16 Cj, waardoor de stroomketen III geheel gesloten is en 
het verminderen van den druk in den porometer kan beginnen. 
