601 
Daar de stang, waaraan 16 geïsoleerd bevestigd is, met klemming 
om de as van gedraaid kan worden, is de hoek, waarover het 
door het uurwerk bewogen moet worden, naar willekeur te stellen, 
dus hiermee kan de duur van de rustperiode bepaald worden. 
Nu is ons doel, om gedurende de rustperiode in den porometer 
den atmospherischen druk te hebben, nog niet bereikt, want bij het 
begin van den rusttijd is er nog een drukverschil en het zon lang 
duren eer dit geheel vereffend was. 
De porometerruimte moet dus direct in verbinding met de buiten- 
lucht worden gebracht en dit geschiedt nu langs het slangetje 19 
(Fig. 1, onderste helft), dat aan het zijbnisje 2 van het glazen klokje 
zit, en dat nu niet, zooals bij van St.ogteren’s porometer, met een 
klemkraan is afgesloten, doch door een electromagnetische klem 
loopt. Gedurende periode 1 was 19 tiisschen het raampje 20 en het 
vaste blokje 21 afgeklemd, doordat het anker 22 door den electro- 
magneet K, was aangetrokken. Hiervoor dient strooraketen VI, die 
aan het kwikcontact Cg van den wipschakelaar kan worden ondei-- 
broken, docli in den afgebeelden stand ([)eriode 1) juist door een 
bengeltje gesloten blijft. Schakelt de wip aan het einde van periode 
1 om, dan wordt VI dns onderbroken en het raampje 21 gaat dooi- 
de veerkracht van het slangetje zelf naar boven, zoodat 19 geopend 
is en de druk binnen en buiten den [lorometer gelijk wordt. Is de 
rustperiode geëindigd, dan moet 19 weer gesloten worden, want 
anders kan de pomp den druk niet verlagen. Om dit te verkrijgen 
is stroomketen VI ook langs geleid, zoodat 19 wordt afgeklemd 
zoodra 16 in het kwik komt. Daar T, (dns 16) niet eerder door 
wordt losgelaten, dan wanneer de wipschakelaar den in het schema 
weergegeven stand heeft gekregen, dus de stroom VI ook in 
gesloten is, blijft VI doorgaan, en slangetje 19 blijft dicht, ook ge- 
durende den overgang tusschen periode 2 en 1. 
De inrichting is derhalve zoo, dat stroomketen III eerst geheel 
gesloten is, wanneer zoowel in Cj als in contact is gemaakt, ter- 
wijl de stroom door VI reeds gaat wanneer in een van heide con- 
tacten Cj of C; het bengeltje in het kwik komt. 
In de practijk was gebleken, dat gedurende de rustperiode, dooi- 
de transpiratie van het blad, in het glazen klokje de lucht met 
waterdamp verzadigd werd, waardoor de toestand van den gomrand 
niet betrouwbaar bleef. Het was dus zaak de lucht tijdens de rust 
te ververschen en dit kon worden bereikt, door het ,,looze” slangetje 
4 , dat bij 7 open eindigde en waar dns tijdens periode 1 en de 
rust door de pomp lucht van buiten in wordt gezogen, een zijtak 
(17) te geven, die door klem K, loopt en vervolgens langs 18 onder 
