604 
op deze resultaten, die dadelijk tot verdere pbysiologische beschou- 
wingen aanlokken, in te gaan. 
^ 3. Bijzonderheden. 
Bij de practische uitvoei'ing van het besproken systeem zijn ver- 
schillende ervaringen opgedaan, die ik hier wil mededeelen. In fig. 4 
en 5 is de werkelijke opstelling der oaderdeelen afgebeeld, welke 
hier en daar van de schematische fig. 1 afwijkt. De beteekenis van 
letters en cijfers is overal dezelfde. 
Foto J. Qoelle. 
Fig. 5. Opstelling van het registreer toestel. Links de registreertrommel en 
daarvoor één der twee schrijfuurwerken (U 2 ). Het overeenkomstige tweede 
uurwerk stond te veel naar links om op de foto te komen, slechts eenige 
er bij behoorende' onderdeelen (11®, 12®, 15®) zijn te zien. Het uurwerk, dat 
de trommel beweegt, moet ook links gedacht worden. Rechts achter elkander 
twee wipschakelaars en daarachter een weerstand. Verdere verklaring der 
teekens in den tekst. 
1. Het glazen klokje. Tegenwoordig gebruik ik steeds het model, 
dat VAN Slogtkrkn op pag. 18 van zijn dissertatie heeft afgebeeld, 
dus met het zijbnisje dicht bij den rand ingeplant. Ik gebruik bij 
Ficu.s elastica klokjes met wijde opening (middellijn 4 mM.), omdat 
daardoor een grooter aantal stomata medewerkt en het dalen van 
het water in den porometer vlugger gaat. Doordat ik bij drukken 
weik, die weinig beneden den atmospherischen liggen (nl. tusschen 
7 6)1 4 mM. onderdi uk of tusschen 5 en 1 inM. onderdruk) om den 
