605 
toestand voor de plant zoo weinig mogelijk van den natnnriijken 
te doen verschillen, is de dalingstijd grooter dan b.v. bij de meeste 
proeven van van Slogteren. Daarom zijn maatregelen als het ge- 
bruiken van groot-oppervlakte-klokjes en het verkleinen van den 
gas-inhoud van den porometer aan te bevelen. 
Een teer punt blijft steeds het bevestigen van het klokje aan het 
blad. In 19J4, toen ik mij met gewone porometerwaarnerningen 
bezig hield, heb ik een aantal kleefmiddelen geprobeeid, en evenals 
VAN Slogtbren kwam ik tot de slotsom, Asit gewone Arabische gom 
verreweg de voorkeur verdient. In 1919 ben ik op aanraden van 
mijn collega J. Heimans er toe overgegaan een kleine hoeveelheid 
Sesamolie door de gom te mengen en inderdaad wordt de consistentie 
daardoor wat taaier en komen bij het drogen minder gauw barstjes 
voor. Bovendien voeg ik steeds een spoortje thymol toe, tegen het 
bederven. Te veel thjrnol schaadt de proefplant. 
Ook ik heb als ervaring, dat goed aangehechte klokjes tot 4 weken 
bruikbaar kunnen blijven, maar dan moet tnsschen de proefnemingen 
ook geregeld geventileerd worden. Het is van belang, dat de lucht 
in de kas althans in de eerste uren na de aanhechting nogal droog 
is, anders blijft de gom te lang week en is er kans dat het blad 
zich, zij het ook weinig, van het klokje aftrekt. 
II. De manometer. De beide beenen zijn ongelijk van doorsnede, 
dns voor het in dienst brengen moet men den manometer ijken 
om te weten welke afstand in de nauwe buis overeenkomt met 
een drukverandering van 1 cM. water. Het stellen van het water- 
oppervlak op het 0-punt gaat zeer eenvoudig en vlug, door de aan- 
wezigheid van een waterreservoir R (dat door een slang met klern- 
kraan aan den manometer verbonden is) en van een afvoer met 
klemkraan. De practijk leert, dat er bijna geen water uit den mano- 
meter verdampt, zoodat het toestel 48 uur achtereen kan werken, 
zonder dat de vloeistofspiegel opnieuw behoeft te worden gesteld’). 
III. De electromagnetische klem K^. Het geheele toestel is eigenlijk 
gebaseerd op de stelling, dat de veerende klemkranen de slangen 
absoluut afsluiten en dat op de plaatsen waar de slangen over de 
glazen buizen geschoven zijn, geen lekken mogelijk is. Hetgeen tig. 3 
voor Ficus elastica vertoont tusschen 5 en 7 uur n.m. is wel het 
beste bewijs voor de bruikbaarheid van deze stelling. Omtrent de 
inrichting van de klem zelf is niet veel meer te zeggen, dan uit de 
afbeeldingen te zien is. De electrische stroom moet echter uitvoeriger 
1) I.C., p. 20. 
*) De U-vormige manometer is daarom ook bij den niet-regislreerenden poro- 
meter te verkiezen boven stijgbuis en bak. 
