606 
besproken worden. Hij wordt geleverd door een aceumulatoren- 
batterij van 7 cellen, dus met een spanning van 14 Volt en de 
stroomsterkte is voor de klem K, slechts 1 Ampère. Hij gebruikt 
zeer weinig stroom, want de tijd \an het opzuigen van het water 
in den manometer duurt hoogstens 4 secunden. De stroom van de 
batterij wordt ook gebruikt voor de solenoïdes van den wipschakelaar 
(stroomketen I en II') en voor de klem Kj (stroomketen VI). Daar 
een gedeelte van de toestellen in de kas staat (alles wat in tig. 1 
onder de horizontale streep staat) en de rest in een laboratorium- 
kamer (wipschakelaar, registreertoestel en batterij) is een aantal 
draadverbindingen noodig. Een buis, waarin 16 draden, loopt tus- 
schen de twee localiteiten en de draden eindigen óp klemmenbordjes 
met genummerde klemmen, vanwaar soepele sjioeren naar de ver- 
schillende toestellen loopen. Er zijn twee z.g. trapscliakelaars aan- 
gebracht, waardoor zoo noodig de stroom zoowel in de kas als in 
de kamer kan worden gesloten en verbroken. 
IV. De electromagnetisclie klem K^. Deze moet, behalve in den 
rusttijd, steeds gesloten blijven en dus stroom verbruiken. Daarom 
is zij zoo ingericht, dat een stroom van 0,45 Ampère voldoende is. 
Voor de slangetjes 17 en 19 is dan ook van ventiehlang gebruik gemaakt. 
V. De katrol-contactinrickting. De katrol-as loopt zeer licht tus- 
schen twee conische tappen. De drijver is van glas en bevat onderin 
kwik. Een dnn koord loopt o\ er de ééne katrolschijf en draagt aan 
zijn andere uiteinde een tegenwichije. In fig. 4 rechts is te zien, 
dat in het nieuwste model de tweede katrolschijf grooter is, waar- 
door de beweging van de bengeltjes 8 en 9 wordt vergroot en men 
de contacten C, en C, zuiverder kan stellen. 
Zooals uit de beschrijving is gebleken, heb ik bij de contactinrich- 
tingen steeds gebruik gemaakt van kwik, en wel omdat kwikcon- 
tacten absoluut betrouwbaar zijn, in tegenstelling met sleepeen tacten 
van andere metalen en omdat voor het totsland brengen van de ver- 
binding geen kracht noodig is. 
Het zou niet gemakkelijk zijn het kwik in de glazen buisjes van 
Cl en C, schooji te houden wanneer het door het vonken veront- 
reinigd werd. Nu treden bij de gebruikte stroomsterkte alleen vonken 
op bij het verbreken van den stroom, dus het was zaak de stroom- 
ketens I en II steeds ergens anders te verbreken vóór de bengeltjes 
8 of 9 weer uit het kwik gaan. Dit is gelukt door aan 
VI. den ivipschakelaar een (niet in het schema opgenomen) hef boo- 
menstelsel aari te brengen, waardoor, alweer met behulp van kwik- 
contacten, de stroomketens I en II kunnen worden verbroken, wanneer 
de wi[) den gewenschten stand heeft bereikt en verdere werking van 
