608 
ydat genoeg inki kan bevatten voor 48 nnr registreeren) van waar 
uit een puntig capillair buisje komt, dat op bet papier rust. Het 
capillair is met behulp van lak in het reservoir bevestigd. Het geheel 
is gevat in een kleine klemschroef aan het uiteinde van den arm 
van het wagentje. 
IX. De registreertrommel draait in 24 uur rond en heeft een 
omtrek van 72 cM. Elk uur wordt dus 3 cM. en de minuten van 
4 mM. zijn gemakkelijk af te lezen. Als papier wordt millimeter- 
papier gebruikt, zoodat niet achteraf een schaal behoeft te worden 
aangebracht en de gegevens direct nauwkeurig kunnen worden nage- 
gaan. Het papier wordt met smalle koperen banden om de trommel 
geklemd. 
De lijnen, die door het pennetje worden geschreven als het wagentje 
door het uurwerk U, wordt vooi’tgetrokken, maken met den ordinaat 
een hoek, waarvan de tangetis is: het quotiënt van den afstand, die 
door de registieertrommel in één minuut wordt afgelegd en dien, 
welke het wagentje in één minuut langs zijn rail aflegt, of 
Zooals reeds boven is aangestipt, wordt het wagentje gestuit 
wanneer het 15 minuten geloopen heeft. Het uurwerk kan dan 
blijven doorloopen, doordat op de as van T, een klemming is aan- 
gebracht. Gedurende dien tijd schrijft de pen een lijn evenwijdig 
aan de abscis (zie fig. 2 en 3). 
X. Algenieene opmerkingen. De gedachte om gebruik te maken 
van een periodiek terugloopenden schrijfstift, is door mij ontleend 
aan de in de meteorologie gebruikte zelfregistreerende windsnel- 
heidsmeters. Daar wordt door het elke 5 minuten terugloopen van 
den schrijfstift de afgelegde weg automatisch gedifferentieerd naai- 
den tijd, dus de snelheid wordt opgeschieven. Bij mijn toestel heeft 
het differentieeren niet op de gebruikelijke wijze naar den tijd plaats, 
maar wordt de snelheid opgevat als ,,de tijd noodig om een be- 
paalden weg af te leggen”. 
In dit verband wil ik er op wijzen, dat het registreertoestel op 
zich zelf, dus afgescheiden van den porometer, gebruikt kan worden 
voor allerlei andere physiologische onderzoekiiigen, waarbij snel- 
heden moeten worden geregistreerd. Ik hoop spoedig den groeiboog 
van een inrichting te voorzien, waardoor het mogelijk wordt den 
groei op de bedoelde wijze te registreeren. Dan kunnen de ver- 
anderingen in gvoQxsnelheid, waar het eigenlijk om gaat, direct worden 
afgelezen, terwijl zij bij de gebruikelijke methode uit de helling van 
de curve moeten worden opgemaakt. 
Het is misschien niet ongewenscht de voordeelen van registreer- 
instrumenten in het algemeen nog even na te gaan, dus afgezien 
