609 
van de hier gevolgde speciale methode. In de eerste plaats hebben 
we dan de onafgebroken waarneming, vervolgens een groote tijd- 
besparing, want als de constructie voldoende zeker is, kan een toestel 
als het onderhavige 24 uur werken, zondei’ dat er naar behoeft te 
worden omgezien. Ten slotte de nauwkeurigheid waarmee alles te 
regelen is. Het is bv. een proefnemer onmogelijk om op de hier 
gevolgde wijze waar te nemen : een waarneming, waarbij geduldig 
gewacht moet worden, dan precies 20 minuten wachten, weer een 
waarnetning, weer 20 minuten wachten — dat is een tijdroovend 
en weinig animeerend werk, dat men niet lang achtereen kan vol- 
houdeu. Ook is het bij langzame beweging van den meniscus niet 
precies te zeggen, wanneer het juiste punt is bereikt. Het kwik- 
contact zegt dat met pijnlijke nauwkeurigheid. Inderdaad is het 
werken met zulke kleine drukverschillen (dus ouder zoo weinig 
ongunstige voorwaarden voor de plant) als hier mogelijk is, voor 
een gewonen waarnemer bijna onuitvoerbaar. 
Gaan we ten slotte na, welke voordeeloi het hier beschieven 
toestel boven de bestaande regisireerende porometers biedt, dan 
vinden we als algemeen voordeel : de mogelijkheid van het invoeren 
van rusttijden met luchtverversching tusschen de waarnemingen. 
Vervolgens bezien we afzonderlijk den eigenlijken porometer en het 
registreertoestel. De porometer zelf is bijna e\'en compact te bouwen 
als de stornatograaf van Bai.ls, dus evenzeer geschikt om in kassen 
of buiten tusschen de planten gebruikt te worden. Het mechanisme, 
dat zich in de onmiddellijke nabijheid van de plant moet bevinden 
is echter eenvoudiger en door de kwikcontacten zekerder in werking. 
Als complicatie komt er echter bij, dat het toestel door middel van 
een buis met een luchtpomp verbonden moet zijn. De porometer van 
Laidlavv en Knight is door de noodzakelijkheid van het plaatsen van 
een bad van constante temperatuur om de flesch van Mariotte, 
slechts voor niet te langdurige laboratoriumproeven te gebruiken en 
staat daardoor, ondanks den ongeveer constanten druk, bij de toestellen 
van Balls en van mij ten achter. Ook lijkt mij het zich vormen en 
loslaten van een druppel water een minder zuivere maat voor een 
tijdsverloop, dan de niveauveiandei-ing in een manometer. — Alle 
genoemde methoden winnen het echter van die van Jones, waarbij 
de registreerinrichting met den porometei’ één, veel ruimte innemend, 
geheel vormt. 
Het voordeel van de electrische verbinding tusschen porometer en 
registreertoestel, die een willekeuriger! afstand tusschen beide mogelijk 
maakt, is n.1. niet te onderschatten. Men kan de plant onder de 
meest verschillende omstandigheden onderzoeken, terwijl het regis- 
