938 
bakje met aluinoplossing gaf geenerlei stoornis; bij helder weer werd 
ook wel diffuus daglicht gebruikt. 
De eerste zes meetdagen werden nu besteed aan het bestudeeren 
van éénzelfde temperatuur, n.1. 243°. 10, ten einde zooveel mogelijk 
routine en ervaring op te doen, zoowel in het behandelen van den 
cryostaat, (die zoo principieel van onze gewone vloeistofbaden 
afwijkt), als in het instellen van het evenwicht en het verrichten 
der aflezingen. Wij besteedden bovenal groote zorg aan de controle 
van het evenwicht tusschen damp en vloeistof. Dat er evenwicht is 
blijkt hieruit, dat niet alleen de waterstofmeniscus in den dilatometer, 
maar ook het kwik in de steel van de persbus, na dikwijls lang 
wachten, op volkomen constante hoogte blijft staan. Driemaal werd 
de vloeistofdichtheid bepaald en eveneens driemaal de dampdichtheid, 
terwijl bovendien een aantal dampspanningsbepalingen onder ver- 
schillende omstandigheden (meniscus in appendix, bol of steel) werden 
verricht. 
Bij de discussie der dichtheidsbepalingen zal blijken, dat zich in 
een bepaald gedeelte van het temperatuurgebied omstandigheden 
voordoen, die op de dampdichtheidsbepalingen van invloed zijn en 
die nog nader onderzocht dienen te worden. 
Voor de berekening der proeven is een nauwkeurige kennis van 
den druk in den dilatometer een vereischte en hiertoe werden (zooals 
reeds vermeld is) gedurende de metingen een groot aantal druk- 
bepalingen verricht, die dus betrekking hebben op een vloeistof- 
meniscus, nu eens in den appendix, dan weer in den steel, terwijl 
bovendien een aantal drukbepalingen gedaan werden met den water- 
stof-meniscus midden in den bol van den dilatometer, in welk laatste 
geval beter op een goed evenwicht tusschen vloeistof en damp 
gerekend kon worden. Tevens moesten de metingen met den meniscus 
in appendix en steel, dus met weinig en veel vloeistof en beneden 
en boven in den cryostaat dienen om een oordeel te vormen over 
eventueele afwijkingen van de temperatuur boven en beneden in den 
cryostaat; de zuiverheid van den waterstof toch mocht als vaststaand 
aangenomen worden. ,, Dampspanningsbepalingen” willen wij deze 
drukmetingen liever niet noemen, aangezien bij geheel naar den eisch 
uitgevoerde dampspanningsbepalingen roeren absoluut noodzakelijk is. 
Wij stellen ons echter voor in denzelfden cryostaat binnenkort damp- 
spanningen van waterstof te bepalen in een piezometer met een 
electromagnetisch bewogen roerder. 
Het resultaat van onze drukmetingen is nu als volgt : de bol- 
metingen laten zich goed door een vloeiende kromme vereenigen, 
deze kromme zal, naar het ons voorkomt, niet belangrijk van de 
