882 
stelling  van  den  deinonsiralie  oplillialnaoscoop,  dien  ik  lieden  nader 
bespreek. 
Bij  dit  toestel  is  liet  beginsel  van  de  bescdionwing  van  het  omge- 
keerde beeld  toegepast  evenals  bij  den  pliotographisclien  oogspiegel. 
Als  lichtbron  dient  een  halfwattlaiiipje  met  rechte  gloeis[)iraal,  van 
8 Volt  klemspaiining  en  ongeveer  25  kaarsen  lichtsterkte.  Het  wordt 
aangesloten  aan  een  kleine  accumulatorbatterij  of  wel  aan  een 
kleinen  transformator ; de  lichtsterkte  wordt  geregeld  door  een 
schnifrlieostaat.  De  gloeispiraal  wordt  door  een  condensor  afgebeeld 
op  een  enge  spleet.  Een  lensje  van  passende  brekende  kracht  ’t  welk 
op  de  spleet  ligt,  beeldt  de  opening  van  de  condensorlens  af  op  de 
opening  van  de  ophihalmoscooplens.  Een  totaal  reflecteerend  prisma 
onmiddollijk  tegen  de  spleet  geplaatst,  maakt  het  niogelijk  dat  de 
verlichtingstnbiis  loodrecht  ten  ojizichte  van  de  waarneniings- 
richting  geplaatst  is. 
Onmiddelijk  onder  het  prisma  bevindt  zich  de  opening  van  het 
lensenstelsel  voor  de  visneele  waarneming  van  het  door  de  ophthal- 
