I lyi 
Nevensgaande  tigiiur  is  een  afbeelding  van  de  gebezigde  inrichting. 
Een  glazen  bol  A ‘)  is  voorzien  van  een  buis  B,  waarvan  liet 
uiteinde  tot  een  nauwe  oiiening  is  uitgelrokken ; C is  een  capil- 
laire buis  waarvan  het  uiteinde,  door  middel  van  een  50  c.M. 
lange  caoutchoucbuis,  verbonden  is  met  de  glazen  buis  E.  Deze 
buis  E is  een  zijbuis  van  het  glazen  toestel  1)  F ; het  onder- 
einde van  F is  weder  met  een  50  c.M.  lange  caoutchoucbuis  aan 
buis  G verbonden,  waarvan  het  laatste  deel  zeven  keer  op  en  neer 
gebogen  is;  bij  P is  een  platinadraad  ingesmolten. 
De  helft  van  bol  A en  verder  het  geheele  glastoestel  was  met  in 
vacuo  gedistilleerd  kwik  gevuld.  Over  het  uitgetrokken  boieneinde 
van  A was  een  dikwandige  caoutchoucslang  geschoven,  waardoor  M 
in  verbinding  gebracht  kon  worden  met  een  leservoii'  gevuld  met 
samengeperste  lucht  van  2 a 3 atmosferen.  De  hier  beschreven 
inrichting  had  vooreerst  ten  doel  te  beletten  dat  warmte  zich  door 
geleiding  van  de  verwarmde  buis  B tot  den  ingesmolten  platinadraad 
P voortplantte  en  in  de  tweede  plaats  om  den  bol  A gemakkelijk 
met  kwik  te  vullen. 
Voor  ieder  der  beide  kwikstralen  werd  een  dei'gelijk  toestel  ver- 
vaardigd ; de  beide  buizen  G waren  met  hnn  op-  en  neergaande 
deelen  tegen  elkaar  gebonden  en  bevonden  zich  in  een  gi-ooten  bak 
met  water  (48  >s  24  x 20  c.M);  aan  de  platinadraden  P waren  de 
uiteinden  van  de  koperen  toeleidingsdraden  naar  den  galvanometer 
— een  met  zijde  omwikkelde  gummiader-souple-kabel  gesol- 
deerd; de  soldeerplaatsen  en  de  niet  geïsoleerde  platina-  en  koper- 
draden zorgvuldig  met  schellak  bedekt  en  twee  meter  van  den  kabel 
in  het  water  gedompeld,  zoodat  de  verbindingsplaatsen  kwik-platina- 
koper  op  gelijke  temperatuur  waren  en  beveiligd  tegen  geleidings- 
warmte  door  het  kwik  of  het  koper.  De  weerstand  van  de  toelei- 
dingsdraden, buizen  met  kwik  en  de  kwikstralen  was  1.5  ohm.  De 
gebruikte  galvanometer  was  een  door  Carpkntier  vervaardigde  van 
het  TnoMsoN-type,  waarvan  het  magneetstelsel  vervangen  was  door 
een  door  de  tiiana  Siemens  en  Halske  vervaardigd  stelsel  volgens 
Dü  Bois-Rubens,  opgehangen  aan  een  kwartsdraad  van  7 p.  De 
weerstand  der  klossen  is  2.7  ohms;  de  schaalsafstand  was  2.8  meter, 
de  vergrooting  van  den  afleeskijker  33  maal.  Dooi'  regeling  van  de 
astasie  werd  een  gevoeligheid  verkregen  van  1 tti.M.  uitwijking  door 
5,8  X arnp.  zoodat,  daar  de  geheele  weerstand  4.2  ohm  bedroeg 
1 microvolt  (10~®  V.)  een  uitwijking  gaf  van  41  m.M.  Bij  deze 
gevoeligheid  waren  we  echter  verplicht  de  waarnemingen  eerst  te 
h De  middellijn  van  A is  ongeveer  7.5  c.M. 
