1463 
was  geplaatst,  werd  één  kwartsstaatje  in  de  gleuf  gebraclit  en 
werden  zoo  noodig  opnieuw  de  interferentie-sti-epen  duidelijk  gemaakt. 
Onderzocht  werd  vei-volgens  welke  der  viei'  standen,  verkregen 
door  om  de  lengte-as  de  staatjes  te  draaien,  strepen  geeft,  die  het 
minsE  veranderen,  wanneer  de  machine  in  verschillende  posities  wordt 
gebracht.  Vervolgens  wordt  het  tweede  staafje  achter  het  eerste 
geplaatst,  eveneens  in  vier  stamlen  enz.  tot  alle  staafjes  geplaatst 
zijn.  Om  geen  gereflecteerd  licht  in  den  interferometer  te  krijgen 
wordt  elk  der  staatjes  iets  hellend  gesteld  door  onder  een  van  de  einden 
een  stukje  dun  carton  te  leggen.  Achtereenvolgens  ordt  weer  voor 
1,  2,  3,  enz.  staafjes  geprobeerd  of  de  juiste  stand  verkregen  is. 
Wij  merken  hierbij  nog  op  dat  de  glascjlinders,  waarmede  wij 
proeven  hebben  genomen  (zie  de  \olgende  mededeeling),  door  de 
firma  Zeiss  zoo  uitstekend  zijn  vervaardigd,  dat  bij  draaiing  om  de 
lengteas  in  een  cjlindrische  gleuf  geen  merkbai-e  verauderiiig,  der 
irjterferentiesti-eepen  optreedt.  De  optische  controle  wprdt  daardoor 
heel  wat  eenvoudiger  dan  bij  kwarts.  De  ten  slotte  door  de  kwarts- 
kolom  heen  gephotographeerde  interfereutiestrepen  zijn  duidelijk 
minder  mooi  dan  de  interfereutiestrepen  die  worden  waargenomen 
als  de  kolom  verwijderd  is.  De  strepen  zijn  iets  waziger  geworden. 
Dit  is  niet  het  geval  als  de  glascjlinders  van  Zeiss  zijn  ingeschakeld. 
De  diameter  daarvan  bedroeg  25  luM.,  bij  een  lengte  van  20  cm. 
Daar  er  6 glascylinders  werden  gebruikt,  had  men  dus  bij  eene 
totale  lengte  glas  van  120  cM.,  12  retlecteerende  vlakken.  Bij  de 
proeven  met  de  kwartskolom  van  140  cM.  lengte,  bedraagt  het 
aantal  retlecteerende  vlakken  28.  Hoewel  dit  groote  aantal  retlec- 
teerende vlakken  ongunstig  moet  werkên  op  de  duidelCikheid  van 
het  strepensysteem,  zoo  was  er  toch  geen  twijfel  mogelijk  dat  het 
niet  aan  deze  oorzaak  was  toe  te  schrijven  dat  de  kwartskolom  een 
ongunstiger  invloed  had  dan  de  glaskolom.  Wij  hadden  nog  de 
reflecties  0|)  de  tusschenvlakken  kunnen  wegnemen  door  een  vloei- 
stof van  den  gemiddelden  brekingsindex  van  kwarts  tusschen  de 
opvolgende  staafjes  te  brengen.  De  complicatie  van  den  toestel,  die 
dit  met  zich  zon  brengen  en  de  ongunstige  ervaring,  die  wij  met 
bewegende  vloeistoffen  opdeden,  liet  ons  besluiten  de  terugkaatsingen 
op  den  koop  toe  te  nemen. 
3.  Als  lichtbron  werd  een  booglamp  van  12  Ampère  gebruikt, 
waarvan  het  licht  door  filters  bij  benadering  homogeen  werd  gemaakt. 
Proeven  werden  genomen  met  3 verschillende  kleuren,  waarvan 
de  effectieve  golflengten  bedroegen  6510,  5380,  4750  A.  E. 
4.  Wanneer  wit  licht  door  den  toestel  valt  onderscheidt  men  ge- 
makkelijk  den  centralen  band.  Het  centrum  van  den  centralen  band  is 
