28 
Een glazen kraan met één rechthoekige boring maakte het mogelijk 
het bekertje van circa 2 c.c. inhoud gemakkelijk te ledigen en het 
weer te vullen uit de groote voorraad-flesch met verzadigde KCl- 
oplossing. 
Voor de dagelijksche bepaling van 'pn is ook het apparaat, voorgesteld 
in Fig. 17, op den langen duur zeer praktisch gebleken. De korte, 
doorboorde plunjer, die het inwendige van den cjlinder geheel opvult 
wanneer hij den bodem daarvan raakt, is onverwrikbaar verbonden 
aan een den cjlinderwand omvattenden mantel en is met een schroef- 
draad verplaatsbaar daarover. Door bij gesloten kraan K het hand- 
vat A achterwaarts te draaien worden mantel en plunjer meegedraaid 
en wordt daardoor de laatste een weinig uit den cylinder getrokken. 
De vloeistof kan zoo in het electrode-buisje worden opgezogen, en 
door het handvat A geleidelijk heen en weer te slingeren kan het 
evenwicht tusschen platina-electrode, vloeistof en waterstof (die door 
de doorboring eerst is doorgevoerd) gemakkelijk verwezenlijkt worden. 
Doode ruimte en vergissingen worden nog vermeden door de inrich- 
tingen (7 en Z) op kraan en statief. De vooruitstekende koperen 
reep D maakt, dat de plunjer alleen van den cylinderbodem afge- 
draaid kan worden, als de kraan gesloten is en het quadrant C 
boven op de kraan dan in de positie is als aangegeven in de figuur. 
