29 
Het is duidelijk, dat diezelfde inrichting ook mede helpt om de ver- 
gissing te voorkomen van het openen van de kraan en toelaten der 
waterstof, terwijl de plunjer niet den cjlinderbodera raakt. 
Na sluiten van de kraan, evenwicht instellen als boven beschreven 
en instellen van de vloeistof in het electrode-buisje (door draaien 
van het handvat A) op zulk een wijze, dat zij juist raakt aan de 
punt van den platina-draad, wordt het geheele apparaatje opgetild en 
op het houten blok van Fig. 16 geplaatst, het electrode-buisje ge- 
dompeld in het KCI-bekertje. 
Een andere verbetering was het uitvoeren van al deze bewerkingen 
in een lucht-thermostaat (Fig. 18), waarin alle apparaten, weerge- 
geven in Fig. 16 en 17 zoowel als waterstofapparaat en wasch- 
flesschen op 27° gehouden werden. Constantheid van temperatuur 
binnen in de geheele binnenruimte van dezen thermostaat, wat 
ruim voldoende is, werd bereikt door eiectrisch te verwarmen op 
de volgende wijze. 
Onder den geperforeerden bodem A, evenals de zijwanden en het 
bovendek van den thermostaat van „eterniet”, een soort houtgraniet, 
vervaardigd, zijn op lichte rekken ongeveer 130 meter constantan- 
