30 
draad van 0,4 mM. dikte nitgespreid. De stroom van de leiding van 
220 volt kan in dezen draad toegelaten worden door het relais R, 
een electrotechnische inrichting, in den handel verkrijgbaar. Een 
zijtak van den stroom wordt in den transformator T tot 8 volt 
gereduceerd. Deze gereduceerde stroom loopt door den electromag- 
neet E en wordt verbroken of doorgelaten door den regulateur C. 
Deze laatste is van het type, beschreven door Clark ^) ; een nikkelen 
spiraal zorgt, dat het contact altijd op hetzelfde punt van den kwik- 
meniscus plaats heeft in een 2 mM. wijde capillair in zuivere 
waterstof. Om het vonken te verminderen zijn de polen van dezen 
regulateur ook nog verbonden met een kleinen condensator in den 
thermostaat. 
Bij onderbroken stroom is de ijzeren plunjer beneden in het 
geëvacueerde glazen vat G en houdt het kwik in de horizontale 
zijbuis, waardoor de hoofdstroom tusschen de ingesmolten platina- 
contacten kan overgaan. Een temperatuurstijging van een fractie 
van een graad veroorzaakt, dat het groote volume kwik in den regu- 
lateur C contact maakt met de punt van de nikkelen spiraal en 
zoo den 8 volt stroom sluit, waardoor de plunjer uit het kwik in G 
wordt getild. Het terugloopen van dit kwik onderbreekt den hoofd- 
stroom en stopt zijn verwarmend effect zeer snel, omdat de verwar- 
mingsdraden, dank zij hun plaatsing in de open ruimte tusschen de 
tafel en den geperforeerden bodem van den thermostaat, spoedig afge- 
koeld worden. Een ander voordeel van deze inrichting is de auto- 
matische roering van de lucht in den thermostaat door de stroomen 
heete lucht, opstijgende door de openingen in den bodem. 
De voor- en achter-wand zijn vensters van dubbel glas; de eerste 
kan opgetild worden voor het uitvoeren van het noodige werk in 
den thermostaat. Dit vereischt slechts enkele minuten. De tempera- 
tuur is zoo snel weer hersteld na sluiting van het raam, dat de 
apparaten praktisch op de gewenschte temperatuur blijven. 
Zooals aangegeven in Fig. 18 is de potentiometer door dunne 
draden, gestoken door den zijwand van den thermostaat, verbonden 
met de electroden daarbinnen, met den capillair-electrometer, gemon- 
teerd op een doos, waarin een accumulator voor zijn lampje en aan 
de andere zijde met den werk-accumulator en het Weston element, 
bevat in de derde doos. 
Zooals reeds in deel h dezer verhandeling vermeld werd, was een 
directe bepaling van de concentratie der hydroxyl-ionen, of van 
POH, in 8 7o phosphaat-oplossingen onontbeerlijk geworden. Het 
') J. Amer. Chem. Soc. 1913, 35, 1889. 
