109 
is; in het eerste geval zijn de geregistreerde krommen afhankelijk, 
in het tweede geval onafhankelijk van elkaar. 
Het dient opgemerkt te worden, dat de metaalretlecties in het 
instrument van tig. 7 niet identiek dezelfde zijn. De r component is 
tegen het zilverlaagje gekaatst onder een hoek van 45° in hicht, en 
de d component onder een kleineren hoek in glas. Vermoedelijk zul- 
len de hierbij optredende phasesprongeti wel dezelfde zijn, anders 
kon Michelson verg. (4) niet hebben opgesteld. Mocht deze onder- 
stelling onjuist zijn, dan geeft fig. 8 een opstelling aan, waarin dit 
euvel verholpen is; de zilverlaagjes bij Z en Z' woiden nu alleen 
onder een hoek van 45° getroffen. De voor- 
vlakken der prisma’s moeten nu zoowel 
boven als beneden doorzichtig zijn, en de 
cylinderlenzen moeten boven het vlak van 
teekening staan. De verzilvering in Z (tig. 8) 
en in C (fig. 7) moet van dien aard zijn, 
dat de lichtsterkten der in den kijker tre- 
dende bundels gelijk zijn, niettegenstaande 
de een reflecties in de lenzen heeft onder- 
gaan. Met behulp van een glasplaat G 
kan men de intensiteiten gelijk houden. Verschillen de intensiteiten 
der bundels in den gewijzigden interferometer van die in den oor- 
spronkelijken, dan moet in verg. (25) een der termen van een evenredig- 
heidsfactor voorzien worden, die experimenteel eerst is te bepalen. 
Angstvallig hebben we er voor gezorgd, dat de interfereei-ende 
bundels geen relatieven phasesprong t. o. z. van elkander kregen 
door ongelijke metallieke of totale reflecties, zoodat de phasesprong, 
dien de eene bundel op den anderen vóórkrijgt, alleen verkregen is 
Fig. 8. 
in de brandlijn der cylinderlenzen ^groot — J en dus niet van de 
golflengte afhangt. Hierdoor wordt het instrument bruikbaar voor 
alle mogelijke lichtsoorten en voor spectraalgebieden van willekeurige 
grootte, gesteld dat de lenzen achromatisch zijn gemaakt. ') Het 
resultaat der methode, uitgedrukt in verg. (25), is dus volkomen 
exact voor alle mogelijke spectraalgebieden en energieverdeelingen, 
üt 
zoo men den phasesprong — slechts met behulp van cylinderlenzen 
2 
teweegbrengt. 
b Opdat in fig. 7 de photografische plaat Q Q' eens voor altijd kan worden 
ingesteld. Eventueele dispersie zou den constanten phasesprong — ook niet beïn- 
U 
vloeden ! 
