570 
voor bet registreeren der intensiteit van het door de fotograüsche 
plaat verzwakte licht, wordt niet gebruik gemaakt van de combinatie 
foto-electrische cel en electrometer, maar van de combinatie thermo- 
zuil en galvanometer. Dat daarbij in lioofdzaak stralen van groote 
golflengte een rol spelen maakt geen wezenlijk verschil uit, de 
verzwakking die deze stralen door de fotografische plaat ondergaan 
kan juist evengoed als maat voor de zwarting dienen, als de ver- 
zwakking van de eigenlijke lichtstralen alleen '). 
Deze combinatie biedt daarentegen een aantal voordeelen : 
De galvanometer en' de tliermozuii, van een constructie zooals ik 
die vroeger heb beschreven zijn instrumenten, die Juist voldoen 
aan de eisclien die de microfotometer stelt. Zij zijn snel, zeer ge- 
voelig, en zoo onafhankelijk van uitwendige storingen, dat zij onder 
het gebruik geen speciaal toezicht behoeven. 
Het zij me vergund tnet een fotografisch geregistreerd diagram, zie 
tig. 3, de wijze, waarop tliermozuii en galvanometer fuoctioneeren, 
overtuigend te toonen. 
Een dergeiijke tliermozuii voorzien van een uiterst smalle spleet 
vormt het gevoelige deel van den nieuwen microfotometer. In neven- 
staand schema, tig. 4, stelt T de tliermozuii voor, en aSJ de spleet 
ÏÏ»' 
p 
R 
C 
Fig. 4. 
h Men heeft echter te bedenken, dat de maat waarin de zwarting wordt gemeten 
voor beide gevallen verschillend is. 
Deze Verslagen, 22, p. 206 (Juni 1913), en p. 614 (Nov. 1913). 
