tasscheii de objectieven brengen, dat men onderzoeken wil. Bij deze 
draaiing wordt wel is waar ook de registreertronimel meegenomen, 
maar deze laat zich van buiten af in den gewenschten beginstand 
brengen. 
Wat het optische systeem van den microfotometer betreft, dit is 
in hoofdlijnen reeds in tig. 4 geschetst. Hier volgen, onder verwijzing 
naar tig. 5, nadere bizonderheden. De lantaarn L met condensor C 
bevat een gloeilampje voorzien van een speciale fitting, die een on- 
veranderlijken stand van het lampje, en bovendien een geheel be- 
trouwbaar electrisch contact verzekert. De beide objectieven en O, 
zijn door middel van de beide schroeven en in de richting 
van de optische as te verstellen, en met behulp van de schroef N 
kan men de thermozuil T en tevens de spleet aS, een zijdelingsche 
verschuiving geven. De lantaarn en de thermozuil zijn gemonteerd 
op twee ruiters 1 en V, de ruiter 11 draagt een montuur met de 
spleet aS,. De ruiters kunnen over de ijzeren rail V verschoven 
worden, en worden vastgeklemd. 
Om den microfotometer in te stellen, verwijdert men voorloopig 
de spleet aS',, schuift het objectief (9, tot vlak bij de fotografische 
plaat en verlicht zoodoende een vrij groot deel daarvan. 
Men zorgt nu eerst voor de scherpe afbeelding van de fotografische 
plaat op het vlak der spleet aS, en zoekt dus den juisten stand op 
van het objectief 0^. Wanneer de fotografische plaat, die men heeft 
te fotometreeren, b.v. een lijnenspectrum bevat, zal men daarna zorg 
dragen dat de geprojecteerde spectraallijnen evenwijdig loopen met 
de spleet aS,, die men hiertoe een weinig kan draaien. Nu wordt 
de spleet aS, in haar montuur geschoven en op aS, een scherp 
beeld van de spiraal der gloeilamp geworpen. Vervolgens zal 
men het objectief O, hebben in te stellen, om te zorgen dat ook de 
spleet aS, scherp wordt afgebeeld op het vlak van S^, daarna wordt 
het montuur van de spleet aS\ gedraaid') tot het beeld daarvan even- 
wijdig is met aSj, en ten slotte wordt de spleet aS, met behulp van 
de schroef iV zooveel zijdelings verschoven, dat het beeld van aS, 
met aSi samenvalt. Men beoordeelt dit laatste het scherpst met behulp 
van den galvanometer, en draait dus N tot de maximale galvanometer- 
uitslag is bereikt. 
Met behulp van deze methode (maximale gal vanometer-uitslag) kan 
men bovendien de instelling van de objectieven corrigeeren, in zoo- 
verre als de visueele scherpstelling niet volkomen overeenstemt met 
De wijze waarop de spleet aS'j (en tevens de thermozuil), en de spleet om 
een horizontale as gedraaid kunnen worden, is niet in fig. 5 aangegeven. 
