574 
de scherpstelling voor de langere golven, welke voor de thermozuil 
een hoofdrol spelen. Deze correctie kan men, als men niet het uiterste 
van den microfolometer verlangt, zonder bezwaar achterwegen laten. 
Wat de opstelling van den mici'ofotometer aangaat, zal men hoofd- 
zakelijk hebben te letten op een goede plaats voor den galvanometer. 
Een gewone console aan een stevigen miuir is daarvoor alleszins 
voldoende. Het registreeren behoeft niet in donker te geschieden, 
men heeft slechts te zorgen dat er geen direct licht op de cilinderlens 
van de registreertrommel valt. Men stelle de rail evenwijdig aan 
den mnnr en daarvaii afgekeerd, het optische sjsteem is dan ge- 
makkelijk toegankelijk '), en bij het instellen vervangt men tijdelijk 
de registreertrommel door een doorschijnende afleesschaal. 
De beide spleten 6', en zijn 6 m.m. lang, en 0.06 m.m. breed. Bij 
de gebruikelijke vei-grooting (circa zesvoudig) heeft het oppervlak, 
waarvan men de zwaï'ting bepaalt, dns een afmeting van 1 bij 0.01 m.m. 
De uitslag dien men dan verkrijgt met een heldere fotografische plaat 
(dus in de volkomen ongezwarte partijen) is, bij 1 meter afstand van 
galvanometer tot registreertrommel, circa iOO m.m. 
Bij het onderzoek van zeer zwarte platen zal men breedere spleten 
prefereeren, in sommige gevallen korte spleten of zelfs vierkante 
openingen. De zeer eenvoudig geconstrueerde spleten van het in- 
strument kunnen zonder bezwaar door anders gevormde vervangen 
worden. 
De spleet aS, kan ook wijder worden gekozen dan *Si, of ook geheel 
worden weggelaten, zelfs kan de condensor worden gemist, en de 
gloeiende spiraal zelf op de fotografische plaat worden afgebeeld. 
De galvanometer- uitslagen worden daardoor wel is waar grooter, 
maar fijne détails in de zwarting gaan verloren, en wel daardoor, 
dat de verstrooiing, welke de stralen ondervinden van de talloos vele 
reflecteerende zilverdeeltjes in de gelatinelaag een groote rol gaat 
spelen. Wanneer n.1. een breed gedeelte van de fotografische plaat 
wordt verlicht, zullen tengevolge van deze verstrooiing stralen naai- 
de thermozuil worden gezonden, die wel afkomstig zijn van het ge- 
observeerde smalle gebied, maar primair afkomstig zijn van naast 
liggende plaatsen. En zoo zal de mate van zwarting van die naast- 
liggende plaatsen mede van invloed zijn op den galvanometer-uitslag. 
Dit euvel wordt in den microfotometer van Koen niet verholpen 
door een spleet, die hij achter de fotografische plaat heeft aangebracht, 
(/S' in fig. 2). Deze spleet komt slechts de scherpte van afbeelding 
ten goede, doordat ze het ,,valsche licht” ten deele afdekt. 
1) De thermozuil is door een glazen plaatje afgedekt, en dus ongevoelig voor de 
.stralende warmte” van den waarnemer uitgaande. 
