575 
In het thans beschreven toestel zijn beide storende invloeden, 
de verstrooiing en het valsche licht, tot een minimum ternggebracht. 
Door namelijk niet de lichtbron zelf, maar een smalle verlichte spleet 
op de fotografische plaat af te beelden, wordt alleen de plaats die 
in observatie is belicht, en wordt alle overbodige licht, en dus ook 
alle storingen die dit licht zou veroorzaken, uitgesloten. 
Ten slotte mogen eenige diagrammen met den nieuwen micro- 
fotometer opgenomen, de wijze waarop het instrument werkt illu- 
streeren. 
Fig. 6 is de reproductie van een diagram geleverd door een 
ZEEMAN-sextet. De fotografische plaat werd mij welwillend door 
Prof. P. Zeeman afgestaan. 
Fig. 7 is een reproductie van een diagram vei’kregen, niet met 
een fotografische plaat, maar met een ,,Abbesche Testplatte”. Het 
zelfde object werd 2 maal achtereenvolgens opgenomen. De Test- 
platte bestaat uit een zilverlaag op glas, waarin 4 reeksen ieder van 
11 lijnen zijn gekrast. Ieder van die lijnen heeft een breedte van 
circa 0.02 mm., en de tusschenruirate tusschen twee lijnen is ongeveer 
even breed. De lijnen zijn met opzet niet regelmatig gekrast, en zoo 
vertoont het diagram duidelijke verschillen tusschen de verschillende 
lijnen. Maar daarentegen is er volkomen overeenstemming tusschen 
beide opnamen onderling. 
Mij rest een woord van dank te brengen aan de heeren Prof. Dr. 
L. S. Ornstein en Dr. H. C. Burger. De eerste heeft mij door zijn 
onverflauwd enthousiasme, zijn groote belangstelling en zijn vriend- 
schap aangemoedigd, en mij opgewekt steeds naar betere resultaten 
te streven, de tweede heeft mij met zijn raad herhaaldelijk bijgestaan. 
Den bekwamen instrumentmaker van het Physisch Laboratorium 
te Utrecht, den heer G. Koolschijn dank ik voor zijn hulp. 
De complete micro-fotoraeter, zooals geschetst in fig. 5, met den 
bijbehoorenden galvanometer, thermozuil, registreertrommel, etc. wordt 
geleverd door de N.V. P. J. Kipp en Zonen te Delft. 
Utrecht, October 1919. 
