47 
Kenmerkend voor de gekozen inrichting is de aanwezigheid van 
een lens L van 160 rn.M. diameter, op korten afstand (ongeveer 
65 m.M.) boven liet vlak waarin zich het zonnebeeld en de primaire 
spleet bevinden, en met haar optisch middelpunt steeds blijvend op 
de vertikaal, die het centrum van het kijkerobjectief verbindt met 
het steunpunt van den spectrograaf onder in den put. Deze lens is 
gemonteerd op een statief dat met drie pooten op een grooten metalen 
ring rust, die deu betonl)ok dekt, en dat daarop gemakkelijk draaibaar 
is om de optische as. Haar brandpuntsafstand is zoo gekozen, dat 
zij een beeld van het objectief O vormt op de plaats waar zich het 
buigingsrooster R bevindt. Dat beeld heeft een middellijn van ongeveer 
85 m.M. en neemt steeds de geheele verdeelde 0 |)i)ervlakte van het 
rooster in zich op, bij eiken stand dien het in de praktijk krijgt. 
En doordat elk deel van de lens /> medewerkt tot de vorming van 
het genoemde beeld, is dus op deze wijze bereikt dat steeds het 
geheele rooster verlicht wordt, onder welke plaats van de lens L 
zich ook de primaire spleet van den spectrograaf moge bevinden. 
Aan dezen eisch moest worden voldaan, omdat men anders in een 
spectroheliogram van de geheele zonneschijf niet de juiste verdeeling 
der lichtsterkte zou aantretfen. 
Groote zorg is besteed aan de spleetinrichting. De opening 
van de spectraalbuis heeft een diameter van 320 m.M. Hare 
twee helften zijn door afzonderlijke dekplaten afgesloten, die beide 
om hun aanrakingslijn een kleine scharnierbeweging toelaten en 
zoo een met schroeven instelbare helling kunnen verkrijgen ten 
opzichte van de optische as. De eene dekplaat is ingericht voor 
alles wat op de primaire spleet betrekking heeft, de andere dek- 
plaat draagt verschillende onderdeelen, al naar gelang het toestel 
dienst doet als spectroscoop, als spectrograaf, dan wel als spectro- 
heliograaf, namelijk : of een micrometer-oculair, öf een chassis, öf 
een vrij samengestelde secundaire spleet-ini'ichting. 
De primaire spleet is 155 m.M. lang en zoo goed bewerkt, dat 
hare wijdte over de geheele lengte even groot kan worden gemaakt 
met een nauwkeurigheid van 0,01 m.M., beantwoordend aan één 
verdeeling op den trommel van de micrometerschroef die de spleet- 
wijdte regelt Verder is een schroef aanwezig om den eenen spleet- 
i'and volmaakt evenwijdig aan den anderen te kunnen stellen, en 
bovendien een schroef om de richting der spleet te corrigeeren in 
zoodanige!! zin, dat de lijnen van het spectrum nauwkeurig even- 
wijdig loopen aau de, in dat spectrum geplaatste, secundaire spleet 
van den spectroheliograaf. 
Ook de .secundaire spleet is 155 m.M. lang en laat regeling van 
