i23 
meetinstrument. Aan den anderen kant is hel, om Ie grooten invloed 
van overgangsweerstajiden uit te sluiten, gewenscht, aan de anker- 
windingen een weerstand te geven die niet minder dan 10 a ‘20 
Ohm bedraagt. 
Omtrent het verloop van de voorbereidende proeven met dit 
instrument genomen kan het volgende worden opgemerkt. 
Nadat de draaiingsas van den scansimeter in het laboratorium 
zuiver horizontaal was gesteld en de evenwichtsstand van den mag- 
neet zóó was geregeld, dat bij draaiing van de as geen stroom werd 
opgewekt, kon aan een der exemplaren (andere vertoonden dit eftekt 
in mindere mate of niet) een stroom worden opgewekt, naar ver- 
kiezing in elk van beide richtingen, door uitsluitend in den borstel- 
stand veratidering te brengen, door z.g. borstelverschui ving dus. Dit 
op het eerste gezicht verrassende verschijnsel kon als volgt worden 
verklaard '). 
Klaarblijkelijk is in dit geval het magneetveld niet voor te stellen 
We mogen hierbij wel afzien van den invloed der ankerreactie omdat deze 
bij de zwakke stroomen in bet anker waarmee gewerkt werd zeer klein was. 
Overigens verandert door bet in rekening brengen dezer terugwerking slechts 
weinig aan de redeneering. 
