418 
polarisatie bij de terugkaatsing uitoefenen, zoodat in de eerste plaats 
deze invloed nader is onderzoclit. 
3. De gebruikte monocJivomator. De bepaling der optische con. 
stanten geschiedde op geheel overeenkomstige wijze, als door een 
onzer is aangegeven '). Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van 
een goniometer, waarvan de verdeelde cirkel veidikaal kan worden 
geplaatst. Vóór den goniometer bevindt zich een monochrornator 
van zeer eenvoudigen bonw, die nit hulpmiddelen, in het laborato- 
rium aanwezig, wei'd samengesteld. De monoehi-omator bestaat uit 
een collimator met opening 1 ; 6, een Hintglas prisma van Stkinheil 
met brekenden hoek van 60° en een tweeden collimator, die in het 
vei'volg als de collimator van den goniometer aangednid zal worden. 
De verlichting geschiedt met een booglamp van 18 Ampère. Eene 
lens van 7 dioptrieën vormt een beeld van den krater 0|> de spleet 
van den collimator van den monochrornator. Achter het prisma 
ontwerpt eene lens \an 11 dio[)trieën een spectrum op den colli- 
mator van den goniometer. De assen der beide collimatoren staan 
horizontaal, de collimatorspleten en de brekende ribbe van het 
prisma vertikaal. Er is steeds voor gezorgd, dat het kraterbeeld en 
het spectrum 0 [) het midden der collimatorspleten vallen. Aan den 
collimator van den goniometer is een verzilverde glazen spiegel 
bevestigd, die om een horizontale as kan draaien en een mono- 
chromatischen, ciliiulrischen lichtbundel onder den gewenschten 
invalshoek werpt op den spiegel in het midden van den goniometer. 
De golflengte der gebruikte stralen ligt tusschen 5790 en 5990 
Angström-eenheden. Meermalen wordt gedurende de waarnemingen 
de onveranderlijkheid van deze kleurschifting van den gebruikten 
lichtbundel nagegaan. De strepen in den compensator van Babinet 
zijn steeds ongekleurd. Monochrornator en goniometer zijn op eene 
vaste fundeering, vrij van den vloer in het vertrek, waarin de waar- 
nemingen verricht zijn, opgesteld. De drie voetschroeven van den 
goniometer staan, om den invloed van dreuningen op het vloeibare 
kwikoppervlak zooveel niogelijk tegen te gaan, ieder op twee dikke 
stukken gom-elastiek. 
4. De goniometer. Voor de stelling en de centreering van de 
onderdeeleti van den goniometer wordt naar het onderzoek van 
een onzer verwezen’). Slechts eidcele punten worden hier aangestipt. 
b R. SissiNGH, t. a. p. 
R. SissiNGU, l. a. p. 
