429 
10. Toetsing der verkregen uitkomst met een kivikspiegel, verkregen 
door distillatie van zuiver kwik. Volgens § 4 werd voor de bepaling 
van den invloed, dien de geadsorbeerde luchtlaag uitoefent, het faze- 
verschil met den compensator gemeten door dit fazeverschil op te 
heffen. Uit de opgaven in § 4 blijkt, dat de laagste compensator- 
aflezing overeenkomt met het kleinste fazeverschil. Daai' volgens 
Dhudk elke oppervlakte-laag den hoofdinvalshoek verkleint, dns voor 
eiken invalshoek het fazeverschil vermeerdert, is het kwikoppervlak 
des te beter, d. i. minder verontreinigd door 0 [)pervlakte-lagen, 
naarmate de compensator-atlezing kleiner is. Voor een hoek, iets 
grooter dan /, was deze kleinste afleziTig 56.84 '). Kwik, in het 
luchtledig gedistilleei'd, dat na liltreering door een papieren trechter, 
in een bakje wordt gebracht, levert de instelling 56.84. Dit bakje 
was vrij in de lucht opgesteld en niet door eeii huisje (zie ^ 6) 
omgeven, zoodat de lichtstralen niet door glazen vensters behoefden 
te gaan. Kwik, door schudden met kaliloog en 8ali)eterzuur gei'einigd, 
doch niet in het luchtledig gedistilleerd, geeft de instelling 56.85. 
Het verschil met de vorige valt binnen de waarnemingsfouten. 
Kwik, in het bakje gebracht door eene uitgetrokken glazen buis, 
geeft, zoo deze niet goed gereinigd is, 57.00. Voor het goede reini- 
gen is uitgloeien meestal afdoende. Met een niet schoone lap aange- 
raakt levert het kwik de instelling 57.20. Het beademen vermeer- 
dert de aflezing met 0.04 lot 0.05. 
Ten einde nog langs anderen weg te bewijzen, dat 56.84 de 
instelling is voor zuiver kwik zonder oppervlakte-laag, werd zuiver 
kwik in hef luchtledig in hot ijzeren bakje, dat zich in den bronzen 
cilinder bevindt, overgedistilleerd. Vooraf wei’d nagegaan, dat de 
glazen vensters — zorgvuldig gekoelde glasplaten van 3 inM. dikte — 
de cornpensator-instelling niet wijzigden, al werd het bakje luchtledig 
gepompt. Hiervoor plaatste men in het bakje een ijzeren spiegel en 
nam de compensafoi'-instelling waar vó(5r en na het leegpompen. 
Het zuivere kwik werd in een glazen bol verhit, de damp in de 
spiraalgangen van een glazen koeler verdicht en opgevangen in een 
glazen fleschje, waaruit het door een glazen buis met uitgetrokken 
punt overvloeit in het ijzeren bakje. De geheele toestel is uit glas 
aan elkaar gesmolteti. De luchtdichte verbinding van de glazen buis 
met uitgetrokken punt, die door het pijpje in den bovenwand van 
het bronzen buisje gaat, met dit pijpje geschiedde door luehtpomp- 
slang en een weinig collodion. Een GAEDE-k wikluchtpomp maakt 
de ruimte luchtledig. De cornpensator-instelling was 56.84, dus juist 
') De hier meegedeekle getallen zijn weer de gemiddelden van vier instellingen. 
