554 
§ 2. Bijzonderheden der beprdingen. De temperaturen werden 
bepaald met den helinmthermometer besehreven in Meded. N". 152a ; 
de reduclie op de zooveel mogelijk benaderde 
absolute schaal (AvooADRO-schaal van helium, 
zie volgende rnededeeling van Cath enKAMER- 
linCtH Onnes) geschiedde op dezelfde wijze 
als daar. 
De dampspanningstoeslel was in hoof- 
zaak van het door Kamerlingh Onnes en 
Braak in Meded. N“. 107a gebruikte model 
A, in het bijzonder is de koperen buis behou- 
den, die dient om te voorkomen, dat ergens 
in den toestel een lagere temperatuur op- 
treedt, dan in het bolletje waarin zich het 
vloeibaar gemaakte gas verzamelt en ter 
plaatse waarvan de temperatuur van het 
bad wordt gemeten. Er werd even als bij 
de genoemde proeven partij van getrokken 
dat de toestel veroorlooft verschillende hoe- 
veelheden gas in het bolletje te verdichten. 
Wat den manometer betreft, is de wijziging 
toegepast, die Holst bij zijne dampspannings 
metingen van chloormethjl (Comm.N". J446 
Sept. 1913) aan bracht : het aan het vaste been 
door een caoutchouc-buis verbonden bewege- 
lijke been is nl., zie tig. 1 '), vervangen door 
een vaste stijgbuis') met daaraan door een 
caoutchoucbuis verbonden kwikpeer. Deze 
slijgbuis kan luchtledig gepompt of met 
eeji ruimte van constanten druk en baro- 
metei' verbonden worden door kraan k^. Het 
slij()stuk t dient voor luchtledig pompen, 
drogen met behulp van een in vloeibare 
Fig. ]. lucht geplaatsten vochtvanger en vulle)i. 
De zuurstof werd uit kaliumpermanganaat ontwikkeld in een 
h De letters zijn voor het grootste deel dezelfde als in fig. 4 van Comm. N'. 107a, 
waarheen voor de nadere beschrijving verwezen kan worden, verdere toelichting 
dan in den tekst gegeven, is wel niet noodig. 
Bescherming tegen temperatuurverandering geschiedde door inpakken met wol. 
De temperatuur van de kwikzuil werd door naast de buis aan het boven en 
benedeneinde van de kwikzuil opgehangen thermometers bepaald. 
