J1 
Aan liet eind der i'eeks, nadat de linid gernitnen tijd voddig was 
geweest en daarbij eenigen tijd was doorstroonid geworden, vermin- 
derden de bedi-agen vrij belangrijk. Van 104.000 tot 70.000 en van 
92.000 tot 75.000 Olim voor J eMV Maar indien de huid opzette- 
lijk met sterke stroomen doorstroonid was, konden verminderingen 
worden geconstateerd, waarbij sleclits Vó Vö l*et oorspron- 
kelijke bedrag was overgebleven. 
De oorzaak van bet verschijnsel moet worden gezocht in kataphorese 
en ionenvei'plaatsingen en de verwachting mag worden uitgesproken, 
dat toepassing van grootere stroomdichtheden dan de door ons 
aangewende een nog belangrijker weerstandsvermindering dan de 
bovengenoemde ten gevolge zal hebben. 
12. Ofschoon niet zoo veranderlijk als r,,,, zijn toch ook en de 
electrostatische capaciteit Cm niet geheel constant. Cm neemt met 
afnemende frequentie een weinig toe, hetgeen wij geneigd zijn toe 
te schrijven aan de omstandigheid, dat de wisselstroomen van lagere 
frequentie waarschijnlijk dieper door de opperhuid heendringen en 
zoodoende de half isoleerende laag, die zij vormt, dnnner maken. 
De waarde van Wm neemt bij sterke doorstrooming van het lichaam 
10 tot 20 "/j af, hetgeen vermoedelijk aan de verwarming door den 
stroom moet worden toegeschreven. 
13. De kennis van de boven beschreven verschijnselen heeft niet 
alleen theoretische waarde, maar is ook praktisch van beteekenis 
zoowel in de electrophysiologie als in de electrodiagnostiek en electro- 
therapie. Bij prikkeling van spieren en zenuwen in het menschelijk 
lichaam is het wenschelijk de stroornsterkte te kennen, waarmede 
geprikkeld wordt. Evenwel kan men die onder gewone omstandig- 
heden niet op een milliamperemeter of een ander gebruikelijk meet- 
instrument atlezen, daar zij alle te traag zijn om den initiaalstroom 
aan te geven. De hierdoor ontstane moeilijkheid kan grootendeels 
worden opgeheven door gebruik te maken van een stroombron van 
hooge spanning met een grooten in série geschakelden weerstand. 
14. In de electrocardiographie is het gebruik van meetinstrumenten 
met gerijigen weerstand, zooals bijv. een spiegelinslrnment of een 
snaargalvanometer met dikke snaar, niet aanbevelenswaardig. De 
hierdoor veroorzaakte misvormingen der te registreeren krommen 
kunnen niet goed gemaakt worden door het inschakelen van een 
grooten weerstand in serie met het lichaam. Dit zon een onge- 
wenschte vertraging in de aanwijziiig ten gevolge hebben. 
Men gebrnike daarentegen een snaar van doelmatige lengte en 
dikte en wel zoo, dat zij bij de verlangde gevoeligheid aan een 
voldoende snelheid van uitslag een grooten weerstand paart. 
