251 
De inetiDgeii volgens dit principe werden op de volgende wijze 
ni (gevoerd ; 
cm De van een korten gloeidraad D uit 
Wolfram (Fig. 1) uitgaande electronen, 
treden na versnelling door een electrisch 
-4 veld, door liet gaas iY, de veldvrije ruimte 
R binnen, waar ze met de atomen van 
een edelgas botsen. Een deel van de elec- 
tronen gaat na talrijke botsingen door het 
cylindrisch gaas iV,, tegenover welk gaas 
een eveneens cilindrische vangplaat P is 
aangebracht. (De cylindrische opstelling 
van Wj en P bleek voordeel ig te zijn, 
hoewel met een apparaat met twee even- 
wijdige gaasjes en een vlakke opvangplaat ook goede resnltalen ver- 
kregen werden). Legt men nu tusschen iY, en Peen kleine vertragende 
spanning aan, dan worden alle electronen, welker snelheid met 
kleinere spanningen overeenkomt, teruggehouden. Van de snellere 
electronen zal eveneens een zeker gedeelte door het zwakke tegen- 
veld teruggehonden worden, maar dit gedeelte neemt, zooals bij 
nadere beschouwing blijkt, met toenemende snelheid zeer sterk af. 
Het verscliil van den op de plaat aankomenden electronenstroom 
met of zonder het kleine tegenveld geeft dus een maat voor het 
aantal electronen, dat ongeveer de snelheid nul heeft. Om dit verschil 
met groote nauwkeurigheid te kunnen meten, werd een inrichting 
gekozen, welke het mogelijk maakte, het tegenveld afwisselend in- 
en uit te schakelen; het deel van den potentiometer, waarvan de 
kleine tegenspanning afgetakt was, kon namelijk door een kwik- 
contact in vacuüm kort gesloten worden. Door afwisselende aflezing 
van den uitslag met en zonder tegenveld kon het verschil nauw- 
keurig gemeten en een fout tengevolge van een raogelijk verloo[)en 
van het nulpunt uitgeschakeld worden. Verder kan men zich ook 
van een langzame verandering in de electronen-emissie van den 
gloeidraad onafhankelijk maken, door het gemeten verschil te deelen 
door den totalen uitslag. Voor de bruikbaarheid der methode is de 
grootst mogelijke zuiverheid van de metaaloppervlakken van belang, 
daar geringe verontreinigingen reeds Volta-potentiaalverschillen van 
de grootte-orde der kleine tegenspanning kunnen veroorzaken. Het 
gebruikte koper was onmiddellijk voor het samenstellen en insmelten 
van het apparaat met salpeterzuur schoongebeten. Het geheele apparaat 
was op een vrij groote glazen voet gemonteerd, zooals bij gloei- 
lampen gebruikt wordt, zoodat het zonder te hooge verwarming der 
R Na 
Fig. 1. 
