476 
de weerstanden P(^-1919-Z?, diameter 0,5 m.in. en niet ingesloten in 
eene lieliumomgeving', Pè-J919-/, diameter 0,12 m.m. en ingesloten 
in eene helinmorageving en Isotoop P6-1919-/, in afmetingen zoo- 
veel mogelijk aan Pè-1919-/ gelijk en op dezelfde wijze behandeld. 
^ 2. Inrichting van den cryostaai. De crjostaat, waarmede de 
proeven gedaan zijn, vervaardigd door en onder 
toezicht van den bedrijfschef van het Nat. Lab., 
den Heer G. J. Flim, gelijkt in grove tiekken 
op die, beschreven in Comm. N“.1246. Ken- 
merkend voor haar is, dat de te moten voor- 
werpen zich bevinden in heliumdamp of -gas 
(dit laatste van zeer lage temperatuur); door 
hare ingebruikneming is het temperatuur- 
gebied tusschen het kookpunt van helium 
(4°. 2 K.) en de laagste temperatuur, met vloei- 
bare waterstof bereikbaar (J4°.l K.), voor de 
eerste maal overbrugd. Voor hare inrichting 
zie tig. 1. In het geheel verzilverde vacuum- 
glas A hangt in omgekeerden stand een ge- 
heel verzilverd vacuumglas B, uitmondend 
in een enkelvoudige, verzilverde glazen buis; 
de klokvoi'inige ruimte binnen dit glas is de 
experimenteerruimte. Iti deze ruimte bevinden 
zich de weerstanden (in tig. 1 is er slechts 
één, W, geteekend) en de heliumgastherrao- 
meter Th. Het boveneinde van B mondt uit 
buiten den crjostaat en is verbonden met den 
gashouder; B heeft daar een regelkraan K 
voor het afblazen (niet op de teekening zicht- 
baar). Het vloeibare helium komt binnen door 
de inlaat P; de vlotter C geeft de hoogte 
van den heliumspiegel aan. Staat de kraan /{, 
voerende naar den gashouder, open, dan vult 
het helium zoowel B als A \ men kan bij de 
aanvang der proef dus meten bij het kookpunt 
van vloeibaar helium. Wordt de kraan R 
gesloten, dan drijft in korten tijd de zich 
vormende heliumdamp het vloeibare helium 
uit de klokvormige crjostaatruimte ; door 
openen der kraan K en aanzetten van de 
electrische verwarming in de stookspiraal F 
