512 
onder den meetbol, waarna de druk, onder inachtneming van den 
bai-omelerstand, met een katlietometer werd afgelezen, terzelfdei' tijd, 
dat de ternperatmir van het watei'bad werd opgenomen. 
De zuurstof werd bereid uit zuiver kaliumpermanganaat *) en de 
stikstof uit oplossingen van natriumnitriet en ammoniumehloride ^). 
Bij de bereiding van stikstof werd de lucht vooraf uit het toestel 
verdreven door koolzuur; om de stikstof van het daarin overgebleven 
koolzuur te bevrijden, werd zij voor het gebruik uitgevroren in 
vloeibare zuurstof, kokende onder gereduceerden druk. Het eerste 
gedeelte van de verdampende stikstof werd weggepompt, waarna 
het volgende gedeelte gebruikt werd om de toestellen te vullen; het 
nog overschietende werd eveneens verworpen. 
§ 3. De toestellen. 
a. De piezo7neter. 
Hiervoor werd het gewone type van piezometer van het Labora- 
torium te Leiden gebruikt. Het volumen van het groote reservoir 
was ongeveer 500 ccm. en dat van het kleine reservoir ongeveer 
1 ccm. Het laatste verschilde in vorm van dat gebruikt in Comrn. 
N". 150^, teneinde een andere roermethode te kunnen volgen, bij 
welke men de daar veiunelde moeilijkheden vermijdt. Het reservoirtje 
bestond deze keer uit een capillair C, lang ongeveer 50 cm., met 
een inwendige doorsnede van 0.2 mm., en een cjlindrisch gedeelte 
R, van ongeveer 10 cm. lang, dat aan het ondereinde zorgvuldig 
bolvormig was afgerond, zoodat de roerder ?• (een kort stukje week 
ijzer in een glazen huisje) er in paste zonder schadelijke ruimte 
over te laten. Op den wand van het cjlindrische gedeelte R was 
een verdeeling aangebra(“ht, en daar de doorsnede van R, en het 
volume van den roerder r, door voorafgaande calibralie bekend wai'en, 
was het mogelijk, wanneer zich in het reservoirtje een hoeveelheid 
vloeistof vormde, daarvan het volume te schatten. Het reservoir is, 
nadat het voltooid was, nog eens als geheel gecalibreerd. 
b. De mmiometer. 
De drukken werden afgelezen op den gesloten manometer M. 60 *). 
Voor de verbindingen van den piezometer en den manometer kan 
verwezen worden naar de aangehaalde Comrn. N*. 97". (Plaat l). 
c. De cvyostaat. 
De cryostaat bevatte, behalve het kleine reservoir R, twee platina 
M H. Kamerlingh Onnes, G. Dorsman en G. Holst, Amsterdam Akad. Versl. 
Dec. 1904. Leiden. Gomm. N^. 145Ö. 
") Amsterdam Akad. Versl. Dec. 1906. Leiden Comm. N®. 97a. 
