513 
ijlEJ 
weerstands-thermometers W, om de temperatuur af te lezen, een 
roerder B, voor het vloeistofbad, (in dit geval ethyleen), en de ge- 
bruikelijke hulpcapillair H, een eenvoudige 
heliumthermometer ') ter bepaling van de 
gemiddelde temperatuur van het gedeelte 
van de capillair 6 van het kleine reser- 
voir, dat zich binnen den cryostaat maar 
boven de vloeistof bevindt; bovendien de 
noodige buizen V voor het inbrengen en 
verwijderen van het ethyleen. 
De verbindingen, vereischt voor het 
regelen van den druk in den cryostaat zijn 
afgebeeld op bovengenoemde plaat I van 
Comrn. N“. 97". 
De methode om gas- en vloeistofphase 
binnen het kleine reservoir te roeren, was 
de volgende: rondom het reservoirtje was 
een week-ijzeren manteltje gemaakt, dat 
vertikaal op en neer kon bewogen worden 
door middel van een electro-magneet E 
boven den cryostaat, op dezelfde wijze als 
de roerder van het vloeistofbad van den 
cryostaat. In den laagsten stand van het 
manteltje m (dat dezelfde lengte als het 
reservoirtje R heeft, en ongeveer driemaal 
zoo lang is als het roerdertje r), was de 
onderkant hiervan op gelijke hoogte met 
den onderkant van het reservoirtje i? ; in 
den hoogsten stand van m, was de onder- 
kant ervan ruim twee derden van de 
hoogte van het reservoirtje R gestegen. 
Ten einde het mogelijk te maken de ge- 
heele lengte van het reservoirtje goed te 
overzien, waren twee spleten gemaakt 
in de tegenovergestetde zijden van het 
manteltje m en dit laatste zoo geplaatst 
dat zij op één lijn waren met de onver- 
zilverde strooken van de vacunmglazen. 
Rondom het buitenglas was een ring- 
vormige electro-magneet M geplaatst met den onderkant iets boven 
b Amsterdam Akad. Versl. Juni 1917. Leiden Gomm. N®. 152a (§ 3). 
34* 
