607 
en 1500 atm. verzadigde oplossing substitueert, wordt hare konoen- 
tratie C, die wij wenschen te bepalen, bekend. 
2. Om nu dien weerstand te vinden, gaat men als volgt te werk : 
Men meet den weerstand van eene bij 30°. 00 C. en 1500 atm. 
oververzadigde oplossing. Zij wordt bereid door een gewogen hoe- 
veelheid TljSO^ in een eveneens gewogen hoeveelheid water, die 
samen een bij 30°. 00 C. en 1500 atm. oververzadigde oplossing 
zouden leveren, in het gebruikte weerstandsvat geheel in oplossing 
te brengen bij hoogeren dndt (b.v. 1800 atm.) en daarna zonder 
schudden langzaam den druk te verminderen tot 1500 atm. Blijkt 
nu na eenigen tijd, dat de weerstand dier oplossing konslant blijft, 
dan is dit een bewijs, dat kristallisatie niet is ingetreden. Wordt nu 
de oplossing geschud, dan treedt na enkele uren verandering (ver- 
meerdering) van den weerstand in, doordien de overmaat zout uit- 
kristalliseert. Na voortgezet schudden wordt hij konstant. Deze 
weerstand is die der bij 30°. 00 C. en 1500 atm. verzadigde oplos- 
sing indien men er n.1. voor heeft zorg gedragen, dat de hoeveelheid 
,,Bodenkörper”, die zich thans heeft kunnen vormen, niet storend 
werkt op de kapaciteit van het gebruikte weerstandsvat. 
Door voorpi-oeven wordt eens voor al bepaald, hoe groot het bedrag 
aan ,,Bodenkörper” is, dat zich in het gebruikte weerstandsvat mag 
afzetten, zonder storing te veroorzaken. Bij onze proeven bleek dit 
rh 80 mgr. te zijn. 
3. Ten einde het oplossen eener derdemachtsvergelijkiug te ont- 
gaan, werd C opgelost door voor twee waarden van C, die zeer 
dicht bij elkaar liggen, de bijbehoorende waarden van W uit de 
vergelijking te berekenen en vooi- de experimenteel gevonden waarde 
van W der verzadigde oplossing de bijbehoorende waarde van C 
door rechtlijnige interpolatie te berekenen. 
B. De Apparatuur. 
4. Terwijl wij voor de beschrijving van den gebruikten thermo- 
staat (regeling der temperatuur binnen enkele duizendsten graden), 
den piëzostaat, de manometers, drukbalaus en voor de thermometrie 
naar een vroegere rnededeeling daaromtrent verwijzen ^), behandelen 
wij de inrichting van de kompressie-bom (K.B.), het weerstandsvat, de 
algemeene monteering van den toestel, zoomede het apparaat ter 
weerstandsbepaling, meer in bizonderheden. 
b Ernst Gohen en A. L. Th. Moesveld, Zeitschr. f. physik. Chemie 93, 385 
(1919). 
40 
Verslagen der Afdeeling Natuurk. Dl. XXXI. A“. 1922. 
