61 i 
middel van korte stukken sterkstrooin-snoer ]S^^ en verbonden 
zijn met de soldeerplaatsen en van hel sluitstuk F. 
De zwaï-e koperdraden Le^ en Le^ loopen omhoog lot aan de 
stang' 1 (Fig. 3), zijn hier horizontaal omgebogen en vastgeklemd in 
de ebonieten blokjes Eb (Fig. 2), van waar zij naar beneden loopen 
tot in de kwiknapjes Kn, die zich aan den houten wand vaji dejt 
thermostaat bevinden. Hierin eindigen ook de leidingen, welke naai- 
de meetinrichting voeren. Bij het ophalen van de K. B. uit den 
thermostaat wordt hare verbinding met die leiding automatisch 
afgebroken, bij het plaatsen in den thermostaat eveneens automatisch 
hersteld. 
3. Algemeene Monteering van den Toestel. (Zie Fig. 2 en 3.) 
9. Een heeteliicht-motor brengt het tandrad ü in draaiing (over- 
brenging met behulp van een fiets-kettingj. De excentrisch daaraan 
bevestigde stang RR wordt dus periodiek op- en neerbewogen en 
neemt daarbij het stuk R, dat om de verbindingsbnis der beide 
helften van de K. B. grijpt, mede. Doordien de as D (Fig. 1) dooi- 
de stang P (Fig. 3) wordt vastgehonden, ontstaat een schommelende 
beweging van de K.B. met inhoud. De schommeling heeft vier maal 
per minuut plaats, dag en nacht, en werd slechts afgebroken bij 
het meten van den weerstand van oaer-verzadigde oplossingen. De 
stang JFP (Fig. 3) met de daaraan bevestigde K. B. hangt aan een 
staaldraad, die over twee rollen loopt en als tegenwicht een gewicht 
van ongeveer 40 Kg. draagt. Ten einde het geheel uit den thermo- 
staat te kunnen lichten en over te brengen in de bankschroef, die 
naast den thermostaat is opgesteld, is de plank V, welke de beide 
rollen, de bom en het tegenwicht draagt, draaibaar op de stang 
BBB als as bevestigd. Die as draait bij D in kogellagers. 
Heeft men de K.B, in den thermostaat neergelaten en haar met 
de drukspiraal IJ (Fig. 3) verbonden, dan kan het geheel met behidp 
der schroef H op de stang BBB worden vastgeschroefd. 
4. Het apparaat ter iveerstandshepaling . 
10. De weerstand der oplossingen werd bepaald volgens de bekende 
methode van F. Kohlraüsch, waarbij een z.g. tienmaal verlengde 
meetdraad dienst deed. Bij deze schakeling is de relatieve fout op 
het midden van den draad voor 1 mm. verschil in aflezing 0,047», 
tusschen 400 en 600 mm. (draadlengte 1 -|- 9 meter) niet meer 
dan 0,042 7«- 
