68 
Untersuohungsmethoden. 
Elasticitätsaxen, den sog. optischen Charakter festzustellen; 3) die Dispersionen 
zu bestimmen; 4) den Winkel der optischen Axen zu messen; 5) auch kann 
dadurch für ein einfach-brechendes Blättchen ermittelt werden, ob es von einem 
überhaupt isotropen oder von einem einaxigen Mineral herstammt. 
Interferenzbilder im eonvergenten polarisirten Licht. Etwas dickere 
planparallele Platten von doppeltbrechenden Krystallen, welche bei den optisch- 
einaxigen senkrecht auf die Hauptaxe, bei den zweiaxigen senkrecht auf eine der 
optischen Axen oder auf die Bisectrix geschnitten sind, offenbaren, namentlich 
wenn die Schwingungsebenen von Polarisator und Analysator gekreuzt sind, 
in dem K'örremberg’schen sog. Polarisations-Mikroskop (8. 52) oder einem anderen 
für solchen ZAveck eingerichteten Polarisationsinstrument im eonvergenten Licht 
sehr schöne bunte Farbenringe, Avas darin begründet ist, dass die aus der 
Platte austretenden Lichtstrahlen, im oberen Nicol auf eine Schwingungsebene 
reducirt, gegenseitig zur Interferenz gelangen. Die Art der an jedem Punkte 
sichtbaren Farbe wird Avesentlicli von der Wegdifferenz der interferirenden 
Strahlen, und folglich von der Dicke der Lamelle und von der Richtung ab- 
hängen, in welcher die Strahlen durch sie hindurchgehen. 
Bringt mau nämlich, bei rechtwinkelig eingestellten Polarisationsebenen, 
eine optisch-einaxige und normal auf die Hauptaxe gespaltene oder ge- 
schnittene Platte von geeigneter Dicke in den Polarisations-Apparat, so sieht 
man im convergent gemachten weissen Tageslicht im Analysator ein System 
kreisrunder, coneentrischer, bunter Farbenringe, welches von einem 
schwarzen, schattigen Kreuz durchsetzt wird, das zwar in der Mitte ganz 
dunkel und ziemlich scharf begrenzt, nach aussen aber allmählich immer 
weniger dunkel und gleichsam vertuscht erscheint. Die Dunkelheit des Cen- 
trums wird dadurch erzeugt, dass diejenigen Strahlen, welche vom Polarisator her 
senkrecht auf die Platte fallen, also parallel der optischen Axe durchgehen, als 
ordentliche Strahlen in dem Analysator durch Totalreflexion vernichtet werden. 
Die Balken des Kreuzes sind den Schwingungsrichtungen des Polarisators und 
Analysators (dem Fadenkreuz) parallel. Dreht man die Platte in ihrer Ebene, 
so bleibt die Interferenzfignr in ihrer Erscheinung ganz unverändert, da jene 
gekreuzten Richtungen dabei dieselben bleiben, und in der Platte rings um die 
optische Axe alle radialen Richtungen gleich sind. — Dreht man aber den Ana- 
lysator allmählich, bis die beiderseitigen Polarisations-Ebenen parallel ge- 
Avorden sind, so ändert sieh die Phase des Bildes, indem das schwarze Kreuz 
verschAvindet und statt seiner ein weisses Kreuz erscheint , die farbigen Ringe 
aber die Complementärfarbe der vorherigen annehmen. 
Bei gleich dicken Platten verschiedener Substanzen hängt der Durchmesser 
der Ringe von der Stärke der Doppelbrechung ab : die Ringe werden desto enger, 
je bedeutender die Differenz zwischen co und e ist; der Kalkspath liefert viel 
engere Ringe als eine ebenso dicke Quarzplatte. Mit der Entfernung vom Cen- 
trum nimmt der Abstand der Ringe von einander ab. 
Je dünner die untersuchte Platte ist, desto weiter fallen übrigens die Ringe 
