Mikroskopisch-pptische Untersuchung. 
71 
charakterisirt durch das Drehen und die Krümmung der dunkeln Balken, sowie 
durch das Schliessen des Kreuzes und sein Auseinandergehen in Hyperbeln bei 
der Drehung des Präparats. 
Da nun die meisten optisch-zweiaxigen Lamellen, deren Axenebene reoht- 
winkelig auf ihnen steht, diese gleichzeitige Wahrnehmung beider Kingsysteme 
gestatten, so gewährt das convergente polarisirte Licht ein vorzügliches Hülfs- 
uuttel zur Erkennung des optisch-zweiaxigen Charakters. 
E. Keusch hat gezeigt, dass man, wenn zweiaxige Glimmerblättchen mit 
gekreuzten optischen Axenebenen über einander geschichtet werden, die Inter- 
ferenzerscheinungen einaxiger Krystalle (mit oder ohne Circularpolarisatiou) 
uachahmen kann. Das Verhalten solcher Glimmercombinationen im parallelen 
und convergenten polarisirten Licht entspricht, weil die ungleichnamigen optischen 
Elasticitätsaxen sich völlig compensiren, vollkommen demjenigen einaxiger Kry- 
stalle, wenn die Blättchen unendlich dünn und nach bestimmten Gesetzen regel- 
mässig gekreuzt sind. Ist dies aber nicht der Fall, sind die Lamellen vielmehr 
verschieden dick und nicht im regelmässigen Wechsel gekreuzt, so verhalten 
®mh die Combinationen verschieden, an manchen Stellen scheinen sie oinaxig, 
uu anderen geben sie gestörte Interferenzbilder und gleichen mehr oder weniger 
zweiaxigen Krystallen. Diese Verhältnisse sind für das Verständniss der Er- 
scheinungen, welche die in der Natur vorkommenden Glimmer und Chlorite dar- 
tieten, von Belang. 
Einrichtung des Mikroskops zur Beobachtung im convergenten pola- 
^isirten Licht. Um in dem mit Nicols versehenen Mikroskop an dem einge- 
stellten dünnen Krystallblättchen die von demselben erzeugte Interferenz - 
g u r sichtbar zu machen, wie sie bei dickeren Platten in dem für mikroskopische 
ffutersuchungen nicht eingerichteten Nörremberg’schen Polarisationsinstrument 
erblickt wird, mit anderen Worten, um das Mikroskop in Stand zu setzen, ver- 
mittels desselben auch Beobachtungen im convergenten polarisirten Licht 
auszufiihren, haben fast gleichzeitig 1878 v. Lasaulx, C. Klein und Bertrand 
Methoden angegeben (N. Jahrb. f. Min. 1878. 377; Nachr. d. Ges. d. Wissensch. 
m Göttingen 1878. 461; Bull. soc. minöral. 1878. 27). 
Das Wesentliche derselben beruht zunächst in der Anwendung eines sog. 
*^undensors, bestehend aus einer starken Sammellinse (oder einem System 
solcher), welche direct über dem Polarisator eingefügt und dem Object möglichst 
Senähert wird; der Objectträger sowie das Deckgläschen sollten recht dünn sein, 
äs Objectiv muss recht stark gewählt werden. So sind es also, wie im Nörrem- 
erg sehen Polarisationsapparat stark divergente Strahlenbündel, welche aus dem 
läparat austreten und in der Focalebene des Objectivs zu einem Luftbilde ver- 
®migt Werden. Diese Interferenztigur kann man durch den Tubus unter Ent- 
ernung des Oculars luid Aufsetzung eines Analysators erblicken; sie erscheint 
^vrar klar und scharf, aber sehr verkleinert und in relativ beträchtlicher Ent- 
ernung. Man gewahrt dieselbe aber auch in ähnlicher Beschaffenheit, indem man 
äs Ocular belässt und durch eine über den Analysator gehaltene Loupe blickt; 
