1 
72 Untersuchungsmethoden. 
in diesem letzteren Falle vereinigt die Collectivlinse des Oculars die vom Objectiv 
kommenden Strahlen wieder zum Bilde und sie treten als convergente Büschel 
paralleler Strahlen aus, welche dann durch die Loupe wieder vereinigt werden. 
Um die mit dem Condensor erzeugte Interferenzfigur in stärkerer Ver- 
grösserung wahrzunehmen, schlug E. Bertrand vor, über dem Focus des Objectivs 
durch eine seitliche Öffnung im Tubus eine (nach ihm genannte) schwache Sam- 
mellinse von ca. 3 — 4 cm Brennweite einzufügen, welche durch Trieb etwas ge- 
senkt oder gehoben werden kann, da die scharfe Einstellung des Interferenzbildes 
bei den verschiedenen Objectiven variirt. Diese Bertrand’sche Linse verbindet 
sich mit dem zu belassenden Ocular gewissermassen wieder selbst zu einem 
Mikroskop, welches das vom Objectiv entworfene Axenbild vergrössert. Man hat 
diese Construction — die Vergrösserung der Interferenzfigur in dem Tubus selbst 
vorzunehmen — auch dahin modificirt, dass die Bertrand’sche Linse allein 
diese Vergrösserung bewirkt, indem sie sich in einem, an Stelle des Oculars in 
den Tubus einzusenfcenden Cyliuder befindet, mit dem sie ebenfalls etwas gehoben 
oder gesenkt werden kann. In diesem Falle wird also das Ocular selbst ent- 
fernt. Zur Erzielung eines möglichst grossen Gesichtsfeldes muss sowohl der 
Condensor über dem Polarisator, als das Objectiv recht stark gewählt werden. — 
Um den Übergang aus dem parallelen in das convergente polarisirte Licht so vor- 
zunehmen, dass zur Aufsetzung des Condensors auf den Polarisator weder der 
letztere zurückgeschlagen noch das Object von der Stelle bewegt zu werden braucht, 
construirte Wülfing eine Vorrichtung, welche im N. Jabrb. f. Min. 1889. II. 199 
beschrieben ist. Eine andere wurde von E. Brunnöe (Voigt & Hochgesang' in 
Göttingen ausgeführt. 
Um auch bei ganz kleinen Theilen von Mineraldurchschnitten, welche nach 
dem üblichen Verfahren im convergentenpolarisirten Licht keine guten Axenbilder 
liefern, die Interferenzerscheinungen zu erhalten und den optischen Charakter zu 
prüfen, empfahl Schröder van der Kolk, einen auf das Präparat (ohne Deck- 
gläschen) gebrachten Tropfen Glycerin durch Eühren mit einem Glasstab schaumig 
zu machen und die entstandenen kleinen Libellen nach einer geringen Tubus- 
senknng als Linsen wirken zu lassen ; es erscheint dann in jeder Libelle ein 
schönes Axenbild des Körnchens, über welchem sie schwebt. Auch kann man auf 
einem Objectträger einen Tropfen Canadabalsam oder Glyceringelatine schaumig 
machen, ein Deckgläschen auflegen und sich so einen constanten Apjjarat her- 
richten, welcher mit dem Deckgläschen nach unten auf das Präparat gelegt uud 
hin- und hergeschoben wird, damit die zu prüfenden Körnchen sich mit einer 
Libelle decken (Zeitschr. f. wiss. Miki-oskopie VIII. 1892. 459). 
Bestimmung des optischen Charakters im eonvergenten polarisirten 
Lieht. Die folgenden Untersuchungen können ebensowohl in einem Nörrem- 
berg’ sehen Polarisationsinsüniment, als in einem für convergentes polarisirtes Licht 
eingerichteten Mikroskop vorgenommen werden, sofern letzteres die Axenbilder 
hinlänglich scharf und gross zeigt. 
1. Bei einaxigen Kry, stallen. Um zu entscheiden, ob die Doppelbrechung 
