76 
U ntersuchungsmethoden. 
ist ein Instrument, welches wie ein horizontal liegendes N6rremberg’sches Polari- 
sationsmikroskop construirt ist, und ein Fadenkreuz im Ocular besitzt, in welchem 
zuerst der Centralpunkt des einen, dann derjenige des anderen Axenbildes auf 
den Kreuzpunkt eingestellt wird; die zu untersuchende Platte steht mit einem 
Theilkreis in Verbindung, an welchem die zwischen beiden Einstellungen erfolgte 
Drehung abgelesen wird. Ausserdem besitzt das Instrument eine Einrichtung, die 
Platte zu centriren und zu justiren. Je nachdem das Instrument mit Licht von 
abweichender Farbe beleuchtet wird, erhält man in Folge der Dispersion der 
optischen Axen verschiedene Ablesungen für beide Einstellungen, d. h. einen 
grösseren oder kleineren optischen Axenwiukel. — Der hier erhaltene Werth ist 
aber nur der scheinbare Winkel der optischen Axen in Luft, weil beim Aus- 
tritt in die Luft jeder Lichtstrahl, welcher die Platte in der Eichtung der optischen 
Axe passirt hat, von dem Einfallsloth abgelenkt wird. Für diesen durch directe 
Messung an einer senkrecht auf die spitze Bisectrix geschnittenen Platte erhaltenen 
sch ein baren Axen Winkel in Luft gilt die Bezeichnung 2Ea \ derselbe ist immer 
grösser als der wahre. 
Der wahre spitze Winkel, welchen die optischen Axen thatsächlich 
innerhalb des Krystallmediums mit einander bilden, wird nach dem Vorgang von 
Des Cloizeaux mit 2 Va bezeichnet , während der durch die stumpfe Bisectrix 
halbirte stumpfe wirkliche Axenwinkel dann 2 Fb ist («von aigu spitz, 
o von obtus stumpf) . Dieser wahre Winkel der optischen Axen wird aus dem 
scheinbaren berechnet vermittels der Formel sin Va = -V sin Ea, worin ß den 
ß r 
Brechnngsquotient des in der Eichtung einer optischen Axe sich fortpflanzenden 
Strahls bedeutet, welcher senkrecht zu derselben mit einer der Axe der mitt- 
leren Elasticität entsprechenden Fortpflanzungsgeschwindigkeit schwingt. 
Ist die scheinbare Divergenz der optischen Axen sehr gross, erreicht oder 
überschreitet Va den Winkel der totalen Eeflexion, so fallen die Kingsysteme 
vollständig ausserhalb des Gesichtsfeldes, und dann muss man zu anderen Hülfs- 
mitteln seine Zuflucht nehmen, wie z. B. die Lamelle in einem stärker brechenden 
Medium, wie in Öl (statt in Luft) untersuchen, welches die totale Eeflexion an 
der Grenze zwischen Platte und Luft auf hebt. Das Öl befindet sich in einem 
durchsichtigen Gefäss, welches in den Axenwinkelapparat eingeschaltet wird; 
die in ihm gemessenen scheinbaren Axenwinkel werden als Ha und Ho be- 
zeichnet (von huile, Öl). Da beim Austritt des Lichtes in Öl keine so starke 
Brechung stattfindet, wie bei der in Luft, so ist der scheinbare Axenwinkel in 
Öl Ha allemal kleiner als der scheinbare in Luft Ea. In solchen Ölen können 
auch gewöhnlich die Axenpunkte auf Platten wahrgenommen werden, welche 
senkrecht zur Halbirungslinie des stumpfen Winkels der wahren optischen 
Axen liegen. 
Zeigt sich auch in Folge eines übergrossen optischen Axenwinkels bei den 
gewöhnlich gebrauchten Ölen kein Axenbild, so kann man als umgebendes 
Medium eine Kaliumquecksilberjodidlösung anwenden, welche bei einem spec. 
