78 
Unteisuchungsmethoden. 
durcli Einschaltung eines Condensors und einer Bertrand' sehen Linse (vgl. S. 72) 
auf convergentes polarisii’tes Licht eingerichtet ist. Der Abstand der Axen- 
austritte, wie sie bei der Diagonalstellung der Platte als Hyperbelpole erscheinen, 
wird gemessen durch ein festes Ocularmikrometer, oder durch ein bewegliches 
Schraubenmikrometer (dessen Faden man erst mit dem einen, dann mit dem 
anderen Hyperbelpol in Verbindung bringt, worauf an der Mikrometerschraube 
die Distanz abgemessen wird, vgl. Mallard, Bull. soc. miner. V. 1882. 77), oder 
durch eine auf Papier entworfene Projection vermittels einer Camera lucida. 
Aus der gefundenen Lineargrösse 2D des Abstandes der beiden Pole erhält man 
den scheinbaren Winkel der optischen Axen in Luft 2E durch die Gleichung 
Sin jB = •= ) 
Jt 
worin It einen Factor darstellt, der für ein bestimmtes, auf convergentes Licht 
eingerichtetes Mikroskop constant ist, und für dieses betreffende Instrument vor- 
her festgestellt werden muss, dann aber auch für alle weiteren Untersuchungen 
mit demselben eingesetzt werden darf. Man erhält diesen Werth Ä, indem zu- 
nächst in einem eigentlichen Axenwinkelapparat der Axenwinkel in Luft 2E für 
irgend eine beliebige aber genau senkrecht zur Bisectrix geschnittene Platte be- 
stimmt wird; alsdann wird für diese Platte in dem Mikroskop der Abstand der 
Hyperbelpole 2U gemessen. Man hat dann für das letztere Instrument ^1^= , 
worin D und sin Ai bekannt sind. 
Selbstverständlich muss bei diesen Messungen das Interferenzbild mit mög- 
lichster Schärfe und Deutlichkeit hervortreten , wozu eine zweckmässige Ein- 
stellung des Condensors und der Bertrand 'sehen Linse beiträgt. Oberhalb und 
unterhalb des Präparats — zwischen dasselbe und das Objectiv, sowie zwischen 
dasselbe und den Condensor — kann man auch einen Tropfen stark licht- 
brechender Flüssigkeit einfügen, deren Brechungsexponent natürlich in Betracht 
gezogen werden muss. 
Dispersionserseheimangen. Allemal gilt der Satz, dass der Grad von 
Symmetrie, welcher einer Krystallfläche eigen ist, sich auch in der Configuration 
und den Dispersionserscheinungen des dadurch entstehenden Interferenzbildes 
ausspricht, und dass die Symmetrie-Ebenen für die Krystallfläche auch solche für 
das Interferenzbild sind. Die für alle zweiaxigen Krystalle charakteristische 
Erscheinung, dass die optischen Axen für jede Lichtart oder Farbe eine etwas 
verschiedene Lage haben, die Dispersion der optischen Axen, wird bei An- 
wendung des gewöhnlichen weissen Lichtes in einem auf convergentes polari- 
sirtes Licht eingerichteten Instrument überhaupt an der besonderen Figur und 
Lage gewisser isochromatischer Farbenzonen erkannt, wobei zunächst die Farben 
roth und blau berücksichtigt zu werden pflegen. 
Wenn die den optischen Axenwinkel Halbirenden für alle Farben genau 
zusammenfallen, also nur eine Dispersion der optischen Axen stattfindet, so 
muss bei beiden Hyperbeln sowohl die Lebhaftigkeit als die Eeihenfolge der 
