60 
Untersuchungsmethoden. 
dem Objecttiscli, dass eine Kante derselben parallel geht dem Hanptschnitt eines 
der Nicols, und ist in diesem Falle die Calcit-Interferenzfigur gestört, so zeigt der 
Winkel, um welchen bis zur Wiederherstellung der letzteren das Object gedreht 
werden muss, an, wie gross die Neigung ist zwischen einer Elasticitätsaxe im 
Krystall und der betreffenden Kante. Ist diese Kante einer krystallographischen 
Axe parallel, so lässt die Divergenz zwischen Elasticitätsaxe und Krystallaxe 
schliessen, dass das zweiaxige Object nicht dem rhombischen System angehören 
kann (in welchem ja die krystallographischen Axen mit denen der optischen 
Elasticität zusammenfallen) , sondern entweder monoklin oder triklin ist. Speciel- 
leres über das Verhalten der Krystalle der verschiedenen Systeme im Stauroskop 
ist gelegentlich der folgenden allgemeinen Charakteristik derselben angeführt. 
Ein Instrument, in welchem der Gegensatz zwischen der gestörten und un- 
gestörten Interferenzfigur des Kalkspaths zur Aufsuchung der Ilauptschwingungs- 
richtuugen seine Verwendung fand, gab v. Kobell 1855 an (Ann. d. Phys. u. 
Chem. Bd. 95. 320) ; er nannte es Stauroskop. Schon 1856 schlug Highley vor, 
eine stauroskopische Calcitplatte mit einem Mikroskop zu verbinden (Quart. 
Journ. XVI. 1856. 280); doch kam diese Einrichtung erst in Gebrauch, als 
Bosenbusch 1873 wieder die Aufmerksamkeit darauf lenkte. — Vgl. noch: 
Laspeyres über Stanroskope und staurosk. Methoden, Z. f. Instrumeutenk. 1882; 
ders. über eigenthümliche Anomalieen bei der staurosk. Messung, Z. f. Kryst. 
VI. 433; ferner VIII. 97. Diebisch, Ableitung einer Correctionsformel bei 
stauroskopischen Messungen, ebendas. VII. 1882. 304. 
Brezina ersetzte die stauroskopische senkrecht auf die Axe geschliffene ein- 
fache Kalkspathplatte durch zwei nahezu senkrecht auf die Axe, d. h. ein 
wenig schief gegen 'die Basis geschliffene Kalkspathlamellen , welche so ttber- 
einandergelegt werden, dass die optischen Axen von beiden zwar in einer Ebene 
liegen, aber nach entgegengesetzter Seite geneigt sind ; die Interferenzfigur dieser 
Combination ist überaus empfindlich, indem eine sehr geringe Divergenz 
zwischen der Elasticitätsaxe des Objects und dem optischen Hauptschnitt des 
Analysators eine bedeutende Verschiebung des Mittelbalkens hervorbringt. Ein 
anderer Ersatz für die gewöhnliche stauroskopische Calcitplatte ist die Cal- 
deron’sche Doppelplatte. Dieselbe besteht aus zwei Theilen von Kalkspath- 
rhomboödern, welche zu einem künstlichen Zwilling aneinandergekittet und zu 
einer planparallelen Platte geschliffen sind , die mit einem Ocular verbunden zu 
sein pflegt. Liegt die Trennungsnaht der beiden Individuen parallel dem Haupt- 
schnitt des einen der gekreuzten Nicols , so bleiben beide Hälften in allen den 
Fällen, wenn sonst die Calcit-Interferenzfigur durch ein zwischengeschobenes 
Object ungestört hervortreten würde, gleichmässig dunkelgrau, so dass die 
Trennungslinic überhaupt nicht sichtbar ist. Bei allen übrigen Stellungen des Ob- 
jects tritt unverzüglich eine — der Störung der Interferenzfigur entsprechende — 
Änderung in der Beschattung der beiden Plattenhälften hervor , die eine wird 
dunkel, die andere hell, oder beide erscheinen gleich hell (Zeitschr. f. Krystallogr. 
II. 1878. 70). 
