56 
Untersuchungsmethoden. 
sation, bis der Drehungswiukel 45 ° beträgt. Bei weiterer Drehung verschwächt 
sich die Aufhellung und Farbe wieder und wird dann = 0 (d. h. es tritt wieder 
Dunkelheit ein), wenn der Drehungswinkel 90° misst; letzteres tritt also bei einer 
vollen Horizontaldrehung ebenfalls viermal ein. Immer gibt diejenige Linie, in 
welcher eine Krystallfläche von dem dazu senkrechten Hauptschnitt getroffen 
wird, eine Auslöschungsrichtung an. 
Durch diese so zwischen gekreuzten Nicols vorgenommene Einstellung des 
Blättchens auf Dunkel, durch die Aufsuchung der sog. Auslöschungsrich- 
tung, ist es also möglich, in optisch - einaxigen Blättchen dieser Art die Eich- 
tling der Hauptaxe, in optisch- zweiaxigen dieEichtung zweier Elasticitätsaxen zu 
finden, überhaupt also die Lage der Elasticitätsaxen in dem Mineral 
zu den krystallographischen Axen festzustellenundsomitdasKrystall- 
system zu ermitteln. Die Auslöschung heisst eine gerade, wenn sie parallel 
einer Begrenzungskante oder einem Spaltriss geht, welche selbst einer krystallo- 
graphischen Axe parallel gehen, andernfalls heisst sie eine schiefe. Die Ver- 
werthung des Gedankens, die Ermittelung der Lage der optischen Hauptschnitte 
durch die Auslöschung für die Unterscheidung der Mineralien zu benutzen , ist 
eigentlich auf Tschermak zurückzuführen (vgl. dessen Abhandlung über die mikro- 
skopische Unterscheidung der Mineralien aus der Augit-, Amphibol- und Biotit- 
gruppe in Sitzungsber. Wiener Akad. 1.3. Mai 1869). Von anderen, zur noch ge- 
naueren Erreichung dieses Zweckes ersonnenen Hülfsmitteln wird gleich die 
Eede sein. 
Die hierher gehörigen Messungen werden so ausgeführt, dass man zunächst 
den zur Ausgangsrichtuug gewählten geradlinigen Eand oder Spaltriss, dessen 
allgemeine oder specielle krystallographische Bedeutung bekannt ist, auf einen 
Faden einstellt und die entsprechende Stellung am Eande des drehbaren Object- 
tisches abliest. Dann wird der Objecttisch gedreht, bis das Maxiraum der Dunkel- 
heit in dem Schnitt eintritt und diese Dunkelstellung abgelesen, dann der Object- 
tisch weiter, zuvörderst in dem bisherigen Sinne, gedreht und darauf rückwärts 
wieder bis zur Dunkelstellung, welche gleichfalls wieder abgelesen wird. Aus 
beiden Ablesungen der Dunkelstellung nimmt man das Mittel; führt man eine 
Eeihe solcher Doppelstellungen aus, so kann deren arithmetisches Mittel als wahr- 
scheinlichster Werth der Auslöschungsrichtung gelten. 
Wird ein Mineral von einem anderen umschlossen und liegen alsdann die 
Auslöschungsrichtungen einander parallel, so verhalten sich beide bei gekreuzten 
Nicols durchaus normal ; in den weitaus häufigeren Fällen, dass jener Parallelismus 
nicht stattfindet, tritt zwischen gekreuzten Nicols eine unvollständige Auslöschung 
hervor und zwar mehr oder weniger deutlich je nach der Absorptionsbeschaffen- 
heit und der gegenseitigen Neigung der Elasticitätsaxen. 
Besitzen die doppeltbrechenden Platten eine gewisse beträchtlichere Dicke, 
so erscheinen sie im parallelen polarisirten Licht bei jeder Lage und jeder Nicol- 
stellung gleich hell, es tritt keine Interferenzfarbe und keine Auslöschung mehr 
ein. Für jedes Mineral ist die Dicke, bei welcher ein solches Verhalten anfängt, 
