52 
Untersuchtingsmethoden. 
eintheilung versehenen Hut auf das Ocular oben aufsetzt. In diesem Falle 
gelangt das am Spiegel refleclirte Tageslicht durch den Polarisator als schmales 
und daher fast paralleles Liehtbündel in die Mineralplatte, welche also im paral- 
lelen polarisirten Licht untersucht wird. 
Um nun andererseits sowohl die Untersuchung im convergenten Licht, 
im Lichtkegel, vornehmen zu können, als auch ein grösseres Gesichtsfeld zu er- 
halten, bedient man sich des sog. Nörremberg’schen Polarisationsmikro- 
skops, dessen Construction im Wesentlichen auf Folgendes hinausläuft: Am 
Fusse eines verticalen Stativs befindet sich als Polarisator entweder eine Spiegel- 
combination, oder ein Glasplattensatz, eine Turmalinplatte oder ein Nicol, wobei 
die drei letzteren ihr Lieht durch einen Erleuchtungsspiegel beziehen. Die 
parallelen polarisirten Strahlen werden in einem darauf folgenden Linsensatz von 
kurzer Brennweite stark convergent gemacht und durchsetzen so das unmittelbar 
darüber befindliche Untersuchungsobject, aus welchem sie divergent austreten. 
Nun passiren sie ein weiter nach oben angebrachtes zweites Linsens 3 'stem , wel- 
ches sie wieder schwächer convergent macht, und welches mit dem unteren ein 
möglichst grosses Gesichtsfeld (übrigens keine sehr bedeutende Vergrössernng) 
gewährt , weshalb dieses Insteument auch nur mit Unrecht seinen Namen trägt. 
Am obersten Ende des Kohres befindet sich noch eine Loupe (Ocular), durch 
welche das entstandene reelle Bild als ein virtuelles erblickt wird. Als Analy- 
sator, der wie die beiden Linsensätze an dem Stativ verschiebbar ist, dient oben 
ein drehbarer Nicol, dessen Polarisations-Ebene alte Stellungen zu derjenigen 
des Polarisators annehmen kann. — Über die Einrichtung eines wirklichen Mi- 
kroskops als Instrument zur Untersuchung im convergenten polarisirten Licht 
vgl. später. 
Untersuchungen im parallelen polarisirten Lieht. 
Diese Untersuchungen dienen allgemein dazu: 1) einfach brechende und 
doppeltbrechende Blättchen zu unterscheiden, sowie 2) in den letzteren die Lage 
der Elasticitätsaxen gegen die krystallographischen Axen zu bestimmen und somit 
das Krystallsystem abzuleiten, auch 3) den relativen Werth der Elasticitätsaxen, 
den sog. optischen Charakter zu bestimmen. 
Ünterscliied von einfach- und doppeltbreohenden dünnen Mineral- 
blättehen im weissen parallelen polarisirten Lieht. Aufsuchung der Lage 
der Elasticitätsaxen. Zu diesen Untersuchungen dient, wie erwähnt, das ge- 
wöhnliche mit Nicols versehene Mikroskop , an welchem sich ein graduirter, mit 
Nonius versehener, horizontal drehbarer Tisch befindet, um dem Object eine 
verschiedene Lage gegen die Polarisationsebene ertheilen zu können. Wird nun 
ein dünnes planparalleles Blättchen eines einfach brechenden Minerals (regu- 
lären Kryst.alls oder amorphen Körpers) auf den Objecttisch zwischen beide 
Nicols gebracht, deren Ilauptschnitte oder Polarisations-Ebenen gekreuzt sind, 
so wird an der dadurch hervorgebrachten Dunkelheit des Gesichtsfeldes nichts 
