Mikroskopisch-optische Untersuchung. 
51 
Ein jedes Polarisationsinstrument besteht hauptsächlich aus zwei Theilen, 
dem Polarisator, welcher dazu dient, gewöhnliches Licht in den jJolarisirten Zu- 
stand zu versetzen und dem Analysator, vermittels dessen das polarisirte Licht 
Entweder für sich selbst oder nach seinem Durchgang durch das zu untersuchende 
^ineral bezüglich der mit ihm vorgegangenen Veränderungen geprüft wird. Als 
olarisator kann im Allgemeinen ein reflectirender Spiegel, ein das Licht trans- 
®ittirender Glasplattensatz verwandt werden. Bei den hier für petrographische 
'«"ecke in Frage kommenden Instrumenten pflegt mau sieh aber dazu eines dop- 
Peltbrechenden Mediums zu bedienen, welches von dem gewöhnlichen Lichtstrahl 
n anderer als der Eichtung einer optischen Axe durchlaufen wird ; jener Strahl 
meiert dabei durch Doppelbrechung zwei polarisirte Strahlen, von denen der eine 
entfernt werden muss. Man erreicht dies durch die farblosen und durchsichtigen 
Nicol sehen Prismen (Nicols), von denen eines als Polarisator, ein anderes als 
" oalysator dient. Ein solches Prisma wird aus zwei eigenthtimlich geschlitfenen, 
Canadabalsam zusammengekitteteu Kalkspathstttcken hergestellt. Dasselbe 
ä die Eigenschaft , von den zwei Strahlen, in welche ein auffallender Licht- 
Mi ahl gespalten wird, nur einen, und zwar den ausserordentlichen Strahl im voll- 
oimen polarisirten Zustande hindurchzulassen, während der ordentliche Strahl 
Ealsamschicht total reflectirt und durch die geschwärzten Seiten des 
ismas absorbirt wird. Gehen die optischen Hauptschnitte zweier hintereinander 
ndlicher Nicols parallel, so ist das Gesichtsfeld hell, denn der ans dem 
rsteu Nicol (dem Polarisator) austretende einzige polarisirte Strahl E, welcher 
kei^ Hauptaxe schwingt, kann in dem zweiten Nicol (dem Analysator) 
lielT^ ^®^'^®Snng erfahren, sondern muss diesen letzteren wieder als ausserordent- 
jj Strahl mit unveränderter Schwingnngsrichtung durchlaufen. Stehen die 
Q '(P^'Schnitte der beiden Nicols aber senkrecht (gekreuzt), so erscheint das 
kom*^ dunkel; in diesem Palle gelangt nämlich der aus dem Polarisator 
s , äusserordentlieho Strahl mit Schwingungen in den Analysator, welche 
StraU dessen Ilauptschnitt stehen , d. h. er tritt in ihn als ordentlicher 
jj. , '^“d muss demzufolge seitlich reflectirt und an der Balsamschicht ver- 
keil Je kleiner der Winkel der beiden Nicol-Hauptschnitte ist, desto 
Ne läehr er sieh 90° nähert, desto dunkler erscheint das Gesichtsfeld. — 
Eonst polarisirenden Prismen auch wohl eine etwas abweichende 
ändert'^**^^-^'^*^ "'edurcli aber das Wesentliche ihrer Wirkung nicht ver- 
die lehi^'’^' verschiedenen Prismen zur Polarisation des Lichtes vgl. 
1884 Abhandlung von Feuszner in Zeitschr. f. Instrumentenkunde IV. 
Jahrb. f. Miner. 1S8C. I. 185. 
°derini^ kierher gehörigen Untersuchungen werden entweder im parallelen 
indem ^^^^®^S6nten polarisirten Licht ansgefiihrt. Das erstere wird erzeugt, 
derW einem gewöhnlichen Mikroskop eine Polarisationsvorrichtung in 
i" kxer Stellung von unten her 
■'^eder eingeführt wird, während man den analysirenden Nicol ent- 
S leuzt in einen Schlitz des Tubus einführt, oder ihn in einem mit Grad- 
4 '^ 
