Mikroskopisch-optische Untersuchung. 
43 
^erticalbewegung an einer Kreistheilung der zu drehenden Mikrometerschraube 
*il>gelesen werden ; ist z. B. die Scheibe am Rande in 500 Theile getheilt und ent- 
spricht einer ganzen Umdrehung der Scheibe eine Hebung (oder Senkung) des 
■Tubus von 0,5 mm, so entspricht die Drehung um 1 Theilstrich einer Vertical- 
verschiebung von 0,00 1 mm. — Die Dicke der Platte kann aber auch in demselben 
^aassstabe, durch Drehung der Mikrometerschraube erhalten werden (M. Bauer 
in Min. n. petr. Mitth. 1878. I. 29). Um diesen Ausdruck ZU gewinnen, wird 
'Nieder dasObjectiv auf einen Punkt (ein Staubthcilchen oder dergl.) an der unteren 
Fläche der zu untersuchenden Platte und sodann auf einen Punkt an der Ober- 
fläche derselben eingestellt. Die dazu erforderliche Drehung der Mikrometer- 
schraube gibt nun aber nicht die wirkliche Dicke d, sondern nur die scheinbare 
(durch sie selbst hindurch gemessene) Dicke d der Platte an, da offenbar ein Punkt 
3'iif der Unterfläche der Platte, durch diese erblickt, um ebensoviel gehoben wird, 
'i'ie es bei der ersten Bestimmung mit dem Probeobject der Fall war. Es ist also 
flie wirkliche Dicke gleich der scheinbaren Dicke plus — d-f-w. Wird dies 
ln obige Gleichung eingesetzt, so erhält man n = — ^ — > d. h. der Brechungsex- 
Ponent ist gleich der Summe der scheinbaren Plattendicke und der erstmaligen 
Tubusverschiebung, dividirt durch die scheinbare Plattendicke, alles angegeben 
fluvch Drehungen der Mikrometerschraube. — Als vortheilhaftes Signal empfahl 
Fosenbusch eine mikroskopische Photographie auf Glas, etwa diejenige eines 
■Zeitungsausschnittes mit verschieden grossen Lettern. Statt das Präparat direct 
nnf das Signal zu legen, schlug er vor, das letztere mit etwas Wachs unter dem 
Folarisator festzukleben und auf das verkleinerte Bild einzustellen, welches die 
ondensatorlinse über dem Polarisator von dem Signal entwirft ; man kann dieses 
j flürch Heben oder Senken des Polarisators in die geeignete Höhe verlegen. — 
® das zu untersuchende Blättchen isolirt, so kann man die Bestimmung auch 
inneihalb einer Flüssigkeit von bekanntemBrechungsexponenten vornehmen, durch 
(Welche hindurch das Signal ebenso scharf gesehen wird, wie durch das untersuchte 
^ a Chen, z.B. in einer Lösung von Kaliumquecksilbeijodid und Wasser, deren 
lechungsexponent mit der Concentration in weiten Grenzen schwankt (» = 
1,330-1,726). 
Für Bestimmungen der Brechungsexponenten in Dünnschliffen, wo die 
auch^ zwischen Canadabalsam und Glas liegen , kann man nach Rosenbusch 
Satz ^®^Tahren, dass man den (aus dem Vorhergehenden sichergebenden) 
z benutzt, dass die scheinbaren Dicken zweier gleich dicker Lamellen sich 
o® ehrt wie ihre Brechnngsexponenten verhalten: n : n' = A : <5, also 
n' = 
Man stellt auf demselben Glas neben dem Dünnschliff der zu unter- 
chenden Lamelle einen Dünnschliff von genau gleicher Dicke aus einer Sub- 
^ nz von bekanntem n her, oder benutzt eine in demselben Schlifl’ vorhandene 
Selbst Substanz oder endlich man bedient sich des rundlichen Canadabalsams 
, wenn dessen Brechungsexponent bekannt ist, bestimmt in der oben ange- 
