Mikroskopisch-optische Untersuchung. 
41 
andere stark lichtbrechende Flüssigkeit, Kaliumquecksilberjodid oder Monobrom- 
naphthalin verwandt werden. Über Einrichtung und Benutzung des Apparats s. 
auch Fock in Z. f. Kryst. IV. 1880. 588. Eine zweckmässige Modification des- 
selben wurde von Klein vorgenommen (N. Jahrb. f. Min. 1879. 880), während 
-'lebisch angab, wie man auch cinKeflexionsgoniometer zu dem gleichen Gebrauch 
6'nrichten kann, und Bauer hervorhob, wie auch der bei dem Fuess'schen sog. 
üniversalinstrument vorhandene Axenwinkelmessungsapparat fast ohne weitere 
j ®ränderungen als Totalreflectometer zu benutzen ist (N. Jahrb. f. Min. 1882. 
132). über eine Abänderung des Verfahrens siehe Feusznerin Z. f. Kryst. VII. 
®83. 505. — Vgl. auch Gh. Soret über ein Kefractometer zur Messung der 
^ rechungsexponeuten und der Dispersion in Z. f. Kryst. VII. 1883. 529. — 
l'houlet gab einen complicirten Apparat an, um die Kohlrausch’sche Methode der 
estiiumung des Brechungsexponenten auch unter dem Mikroskop ansführen zu 
'önnen (Bull. soc. min. VI. 1883. 184). — Eine andere Construction des Total- 
ißflectometers als die von Kohlrausch herstammende ist von Pulfrich angegeben 
"'Orden (C. Pulfrich, das Totalreflectometer, Leipzig 1890); dieselbe gestattet 
die drei Hauptbrechungsindices nicht nur an den drei Hanptsehnitten, sondern 
'ni Einklang mit Soret’s theoretischem Nachweis, an jeder beliebigen Schnittebene 
bestimmen. 
_ ■^or raschen und angenäherten Bestimmung des Brechungsexponenten con- 
®linirte E. Bertrand (Bull. soc. miuer. VIII. 1885. 375) ein neues Kefractometei', 
2 ®bend aus einem Metallrohr, in welchem ein zweites mit einer Ocularlinse von 
1 üorchmesser und 4 cm Brennweite verschiebbar ist. Das andere Ende des 
res ist unter 30“ zu seiner Axe schief abgeschnitten und durch eine Metall- 
e geschlossen, welche in der Mitte eine halbkugelförmige Linse, r = 5 mm, 
üey ®*^^’^brechendem Flintglas trägt, deren ebene Fläche mit der äusseren Ebene 
Inn zusammenfällt. In der Focalebene derselben befindet sich im 
ein Rohres ein Mikrometer auf Glas, in tV mm getheilt, und eine dui-ch 
niattes Glas geschlossene Öffnung gegenüber dem Ocular lässt Licht in den 
ebe^ ^ H Linse einfallen. Bringt man einen Flüssigkeitstropfen auf die 
p Riäobe der halbkugelförmigen Linse, so erblickt man die Grenze der totalen 
oheud^°^ Giesichtsfeld an der dem Brechungsindex der Flüssigkeit entspre- 
e Stelle, welche man am Mikrometer ablesen kann. Um den Brechungs- 
^orselb^ foster Körper zu bestimmen, legt man eine ebene und polirte Fläche 
heit d Linse und bringt einen Tropfen einer stärker brechenden Flüssig- 
ist der höher der Brechungsexponent des Minerals ist, desto grösser 
liv V • Mikrometer ablesbare Theil des Gesichtsfeldes , welcher dunke 
mit h k ™ oesten graduirt man den Apparat durch eine Anzahl Substanzen 
strich^ ^^^iom Breehungsindex und erhält so eine Tabelle für die jedem Theil- 
destens o* entsprechenden Zahlen. Die Genauigkeit beträgt min- 
iiTito Lecimalen, so dass mau z. B. ohne Schwierigkeit Sylvin von Steinsalz 
unterscheiden kann. 
noch anderes Refraetometer zu petrographischen Zwecken wurde von 
