Instrumente und Messungen. 
35 
T-iicht einer verdeckten Lampe in Folge der Totalreflexion mit voller Stärke 
foitgeleitet wird und difius nnd kalt das Object erleuchtet. 
Bei den Messungen unter dem Mikroskop handelt es sich um a) lineare 
Brössen, b) ebene Winkel, c) körperliche Kantenwinkel. 
Zum Messen der Lineargrösse mikroskopischer Gegenstände eignen sich 
'11 die hierher gehörigen Untersuchungen am meisten die Glasmikrometer, wie 
sie den besseren Instrumenten boigefügt zu sein pflegen ; dieselben haben gewöhn- 
lich eine Eintheilung in ^ mm und sind in einem (schwächeren) Ocular so 
ßingefügt, dass die Theilung genau von links nach rechts oder von vorne nach 
Unten geht, entsprechend dem Ocularfadenkreuz. Ihre Theilung und das objec- 
hve Bild des zu messenden Gegenstandes müssen zugleich nnd mit derselben 
c ärfe erblickt werden. Den Instrumenten findet sich die Notiz beigegeben, 
Reicher absoluten Grösse ein Theilstrich des Mikrometers für die verschiedenen 
jective entspricht; um ganz sicher zu gehen, muss man aber den angeführten 
erth controliren , am einfachsten, indem man ein zweites Glasmikrometer von 
östgestellter Kichtigkeit als Object benutzt und die Abtheilungen des Ocular- 
"likrometers zählt, welche einer vollen Anzahl von Äbtheilungen des ersteren 
entsprechen, also feststellt, in welchem gegenseitigen Verhältniss die beiden Thei- 
^ngen stehen. Es mögen dann hin und wieder Correcturen vorzunehmen sein, 
i'en Grösse indess bei der jetzigen exacten Ausführung der Mikrometer ver- 
windend klein gegen diejenige der Fehler ist, welche der Beobachter selbst 
^c unrichtige Einstellung begeht. Immer muss das Object aufs schärfste ein- 
ocstellt, der eine Rand desselben mit einem Theilstrich genau in Berührung ge- 
Be'*^ Messung in der Mitte des Gesichtsfeldes vorgenommen werden. 
CI den grösseren Mikroskopen von Naehet ist in sehr zweckmässiger Weise am 
eren Ende des Tubus ein Fensterchen angebracht, durch welches vermittels 
"es Spiegels das Ocularmikrometer hell beleuchtet werden kann. 
Bie Objecttisch-Schr aub enmikrometer geben vermöge ihrer Construc- 
zu manchen Fehlern Anlass und erreichen vielleicht nur in seltenen Fällen 
tion 
bei 
tio- '^cBeudeter Arbeit den erforderlichen Grad von Genauigkeit. Ein rich- 
e asinikrometer mit reinen gleichmässigen Theilstrichen leistet bei unverhält- 
cirten ^'^^'Skeit dieselben Dienste wie eines der kostspieligen und compli- 
jecte b ° ^*^"^C""iikrometer, sofern es sich nicht um die Messung grösserer Ob- 
^andelt, welche nicht in einem Sehfeld zu überblicken sind. 
‘össe der Objecte wird jetzt allgemein durch Decimaltheile desMeter- 
Die Gr 
Nullen Um nicht durch die hier gewöhnlich vorkommenden vielen 
fasslich für mikroskopische Grössen den Ansdruck weniger 
übersichtlich zu machen, zugleich aber denselben zu vereinfachen. 
hat 
man wohl 
eine mikroskopische Einheit angenommen, indem man ein Tau- 
auch wohl^^'*™^^^'^ ~ 0)001 mm als l mmm (Mikromillimeter, Millimillimeterj , 
f^üjecte^ ^ (Mikrometer) bezeichnet. Da die meisten mikroskopischen 
man bei' Grösse es sich handelt, weniger als 0,1 mm messen, so reicht 
leser Ausdrucksweise mit einer Zahl aus , welche zwei oder höchstens 
3 * 
