34 
Untersuchungsmethoden. 
unmässig verbreitert erscheinen lässt, oder winzigen rundlichen Körperchen einen 
farbigen Aussenrand verleiht. Bei richtiger Einstellung, für welche diejenige zu 
gelten hat, bei der das Bild des Objects am kleinsten und seine Begrenzungs- 
linie am zartesten und schmälsten ausfällt, verschwinden diese mehr störenden 
als beirrenden Erscheinungen. 
Der geschickte Wechsel der Einstellung verhilft auch mitunter, wenigstens 
wo es sich um grössere mikroskopische Gebilde und um gewisse Brechungs- 
gegensätzehandelt, zur Lösung der schwierigen Frage, ob irgend ein sphärisches 
Object ein solides Kügelchen oder ein kugelförmiger llohlraum, ob ein cy lin- 
drisches ein fester uadelförmiger Gegenstand oder ein cylindrischer Hohlraum 
sei. Eine Luftblase in Canadabalsam, eine Gasblase in Krystallen, überhaupt ein 
jedes von sphärischen Flächen begrenztes dünneres Mittel, welches von einem 
dichteren eingeschlossen wird, wirkt gleich einer Concaviinse und erzeugt ein 
Lichtbild der Blendung, wenn man unterhalb der Äquatorialzone einstellt; 
jedes sphärisch begrenzte, stärker brechende Mittel wirkt, in einem schwächer 
brechenden eingeschlossen, wie eine Convexlinse, und das Lichtbild der Blendung 
wird hervorgebracht, wenn man oberhalb der Äquatorialzone einstellt. Oder 
wie Welcher sich ansdrückt: »Zeigt ein Objectseinen lebhaftesten Glanz beim 
Erheben des Tubus, so hat man den Tubus auf den Gipfel einer Erhabenheit 
„hinaufgehoben"; findet sich der Glanz beim Senken des Tubus, so hat man den 
Tubus in eine Vertiefung ..hinabgesenkt“.« Entsprechende Verhältnisse kommen 
in einer nur durch die Form des Objects veränderten Erscheinungsweise bei 
cyliuderähnlichen Körpern vor. 
Wendet man schiefe Beleuchtung anstatt der centralen an, so erfolgt eine 
Verlegung des Lichtbildes : bei den wie Concavlinsen wirkenden Gebilden (Hohl- 
räumen) erscheint bei niedriger Tubusstellung der Lichtpunkt auf der dem Spiegel 
abgewandten , der Schatten auf der demselben zugekehrten Seite des mikro- 
skopischen Bildes; bei den Convexlinsen gleichenden (soliden) Köi-pern zeigt 
sich bei hoher Tubusstellung umgekehrt der Lichtpunkt auf der dem Spiegel 
zugekehrten, der Schatten auf der demselben abgewandten Seite. Bei cylinder- 
förmigen Körpern tritt natürlich anstatt eines Lichtpunktes eine Lichtlinie auf. 
Bei der Beobachtung im künstlichen Lampenlicht werde dasselbe so geregelt, 
dass die Beleuchtung des Gesichtsfeldes das nothwendige Maass nicht über- 
schreitet. Da bei den mineralischen Objecten charakteristische Farben ins Spiel 
kommen, so entspricht einePetroleumlampe mit möglichst weissem Licht demZweck 
am besten. Nur darf, wie beim Sonnenlicht, kein direct ausstrahlendes., sondern 
es muss vorher diftundirtes Lampenlicht in den Spiegel treten, ein Erforderniss, 
welchem eine um die Flamme angebrachte kugelförmige Milchglasglocke Genüge 
leistet. Für Arbeiten bei Gaslicht kann vor das Instrument (nicht auf die Gas- 
lampe) ein Cylinder aus blauem Kobaltglas gestellt werden , welcher annähernd 
weisses Tageslicht ersetzt. Kocht zweckmässig ist die Mikroskopirlampe von 
Kochs und Wolz in Bonn, bei welcher durch einen gekrümmten Glasstab das 
