32 
Unterauchungsiiiethoden. 
Präparats rascher erfolgt als diejenige des Thermometers, so dass man beim Be- 
ginn zu niedrige Temperaturangaben erhält (vgl. Min. u. petr. Mitth. 1. 1878. 458). 
Bei dem von Herrn. Vogelsang (Poggendorfl^s Annalen CXXXVII. 58) 
angegebenen liöchst zweckmässigen Apparat wird in sinnreicher Weise die Er- 
wärmung der Objecte durch einen vermittels des galvanischen Stroms erhitzten 
Platindraht bewirkt, welcher über dem ringförmigen Quecksilberbehälter eines 
Thermometers mehrfach liin und her geschlnngen ist und so eine rostähnliche 
Unterlage für das Präparat gewährt. Die Knpferplatte des aufschranbbaren 
Tisches ist zur besseren Isolirnng noch mit einer Ebonitplatte bedeckt; unmittel- 
bar über dem Diaphragma desselben liegt der Qnecksilb erring, an welchem jeder- 
seits drei Glasknöpfchen zum Festhalten des darüber gewundenen Platindrahts 
(von 0,4 mm Dicke) angeschmolzen sind; letzterer ist mit zwei starkem Kupfer- 
drähten verlöthet, welche zu den beiden Electrodenhaltern hinführen, die, 
um die Beobachtung am wenigsten zu hindern, mit dem Thermometer an der 
rechten Seite des Tisches liegen. Als seitliche Unterlagen für die Präparate 
dienen ein paar Stege , welche genau die Höhe bis zu der obern Grenze des 
Drahtrostes haben müssen. Mit zwei Bunsen’schen Elementen lässt sich die 
Quecksilbersäule des Thermometers bis zu 200° C. treiben; gewöhnliche Prä- 
parate aber gestatten doch über 150° C. hinaus keine Beobachtung mehr, da bei 
dieser Temperatur selbst alter hartgewordener Canadabalsam ins Kochen geräth. 
Durch Einschaltung eines geeigneten Kheostaten kann man einerseits die Ge- 
schwindigkeit der Temperaturveränderungen nach Belieben regeln , andererseits 
jeden erreichten Wärmegrad ziemlich unverändert festhalten. — Es ist ein- 
leuchtend, dass schon wegen der letzteren Umstände der Vogelsang' sehe 
Apparat vor den anderen den Vorzug verdient. Sowohl das Steigen- als das 
Sinkenlassen der Temperatur geilt bei letzteren nur ausserordentlich langsam 
von statten, und zudem bietet der erstore viel mehr die Gewissheit dar, dass 
man wirklich die Temperatur des zu untersuchenden Objects möglichst direct 
misst. Für die Beurtheilung der Temperaturmessungen ist übrigens zu bemerken, 
dass die starken Objective mit sehr geringem Focalabstand und breiter flacher 
Metallfassung um die Linse einen eikaltenden Einfluss auf die Obeffläclie des 
Präparats ausüben; eine bei erhöliter Temperatur eintretende Erscheinung er- 
folgte z. B. unter Anwendung von Hartnack's Objectiv Nr. 4 (mit ungefähr 
3 mm Focalabstand) bei 32° C. ; bei Objectiv Nr. 7 (mit nur 0,3 mm Abstand) 
zeigte sich dieselbe erst bei 34°, und bei Objectiv Nr. 9 (nur mit 0,1 mm Ab- 
stand) gar erst bei 41 — 42°. Der abkühlende Einfluss der genäherten Metall- 
masse des Mikroskops musste somit durch eine Temperaturerhöhung von 
2 — 10° C. ausgeglichen werden (vgl. W. Engelmann im Arcliiv f. mikroskop. 
Anatomie IV. 334). 
Einen weiteren Erhitzungsapparat für mineralogisch-mikroskopische Unter- 
suclmngen beschrieb R. Brünnde im N. Jahrb. f. Min. 1800. II. 87, wo das 
Nähere über die Construction nachgesehen werden muss. C. Klein machte 
(ebendas. 1891. 1. 65) Mittheilung über einen von Fuess construirten Erhitzungs- 
