Instrumente und Messungen. 
31 
Schreib diamanten zwei ähnliche Kreuze gerade über jenen des Objecttisches auf 
die Oberfläche des Objectträgers gezeichnet, und damit ist die Stelle jenes mikro- 
skopischen Gegenstandes fixirt. Wird nämlich später der Objectträger wieder so 
auf den Tisch gelegt, dass die gleichen Kreuzungspunkte einander genau decken, 
wobei die abweichende Gestalt der Kreuze über den vorderen und hinteren Eand 
des Glastäfelchens genügenden Aufschluss gibt, dann muss auch das Object wieder 
ziemlich seine frühere Stellung im Gesichtsfelde einnehmen. — Auch mag man 
Sich des von Harting erfundenen einfachen Papierstreifchen-Indicators bedienen. 
Am vorderen sowie am rechtssehenden Rande des Deckgläschens werden parallel 
fflit demselben schmale Papiersti’eifcheu aufgeklebt, auf welchen eine Theilung 
Wie auf einem Maassstabe etwa in l-mm angebracht ist. Leicht kann man sich 
die Streifchen lithographiren lassen und auf der Rückseite gummiren. Die Stelle, 
welche das wioderzufindende Körperchen einnimmt, wird vermittels dieser beiden 
Scalen durch die Coordinaten bestimmt, durch zwei davon ausgehende, einander 
1 echtwinkelig schneidende Linien, welche den Rand je eines Papierstreifchens 
unter rechtem Winkel troflen. Kennt mau die beiden Punkte, wo beide Linien die 
getheilten Scalen schneiden, so ist der Ort des Objects durch zwei Zahlen, welche 
®an sich notirt, genau festgestellt. — Bei neueren Mikroskopen ist die Aufgabe 
meist dadurch gelöst, dass auf dem Objecttisch des Mikroskops zwei recht- 
winkelig auf einander stehende, vom Umkreis au bis zur centralen Öffnung rei- 
chende Millimetertheilungen mit Numerirung eingravirt sind. Die wiederzu- 
hndende Stelle im Präparat wird dadurch bezeichnet, dass man sich notirt, an 
Welchen Stellen die zwei rechtwinkoligen Ränder des Objectträgers, von denen 
Jeder eine Millimotertheiliing rechtwinkelig kreuzt, diese letztere schneiden. Zur 
^^iederauffindung darf selbstverständlich bei etwas oblongen Objectträgern der 
iängere Rand nicht mit dem kürzeren verwechselt werden (vgl. auch Törnebohm 
im N. Jahrb. f. Min. 1 883. I. 196). Ist der Tisch mit zwei Kreuzschlitten einge- 
richtet, so dienen Läugentheilungen an demselben zur Feststellung bemerkens- 
^erther Objecte. 
Zur mikroskopischen Beobachtung der Wirkung von erhöhter Temperatur 
dienen die'Erwärmungsapparate oder sog. heizbaren Objecttische, welche 
auf den gewöhnlichen Objeettiseh des Mikroskops gebracht werden und auf welche 
das durch dieselben zu erwärmende Präparat zu liegen kommt. Der zuerst von 
ax Schnitze (Arehiv f. mikrosk. Anatomie 1865. I. 1) construirte Messingtisch 
seitliche Ar-me aus, die durch untergestellte Spirituslampen 
Itzt Werden. Die Wärme pflanzt sich von hier aus nach der Mitte des Tisch- 
c ens fort nii,j wird durch ein darunter angebrachtes Thermometer gemessen, 
^^essen Quecksilbereylinder mehrfach spiralig gewunden ist. — Andere Apparate 
lesei Alt bestehen aus einem platten und länglich viereckigen Blechkasten, der 
on unten seitlich erwärmt Avird, so dass die heisse Imft durch denselben streicht ; 
das ^ oberen und unteren Wand einen runden Ausschnitt, auf welchen 
bei liegen kommt, und ist mit einem Thermometer versehen, llier- 
läuft man leicht Gefahr, dass, wenigstens im Anfang, die Erwärmung des 
