30 
Untersuchungsmethoden. 
Messbarkeit der gegenseitigen Stellung, welche die Hauptschnitte der beiden 
Nicols gegen einander einnehmen; der polarisirende wird in bestimmter Stellung 
eingeftihrt und bleibt fixirt (auch an der Drehung des Objecttisches unbetheiligt), 
oder kann durch einen Trieb orientirt auf und ab bewegt werden , der drehbare 
analysirende ist mit einer Kreistheilung versehen , welche eine Marke passirt. 
Meist werden die Nicols nur gekreuzt angewendet. 
Fadenkreuz im zu fixirenden Ocular, dessen Fäden mit den Haupts ohnitten 
der gekreuzten Nicols genau zusammenfallen. 
Besondere Apparate zur möglichst genauen Aufsuchung der Lage der opti- 
schen Elasticitätsaxen ; stauroskopische Calcitplatte, Calderon’sche Doppelplatte 
(Halbschattenpolarisator), oder Bertrand’sche Doppelquarzplatte. 
Schlitz an dem unteren Ende des Tubus oberhalb des Objectivs, in welehem 
unter 45° Stellung gegen die gekreuzten Nicols eine Quarzplatte, ein Glimmer- 
blättchen, Gypsblättchen u. s. w. eingeschoben werden kann (vgl. darüber 
später) . 
Graduirung des Kopfs oder der Scheibe, welche die Drehung der die feinere 
Einstellung bewirkenden Mikrometerschraube hervorbringt, zur Ablesung der 
verticalen Tubusverschiebung. 
Glasmikrometer oder an Stelle dessen Einrichtung , dass eine die Schlitten- 
bewegung des Objecttisches bewirkende Schraube mit einer Trommel versehen 
ist, deren Theilstriche einer aliquoten Verschiebung des Präparats entsprechen. 
Einrichtung zur Wiederauffindung einer gewissen Stelle im Präparat. 
Erwärmungs -Apparat. 
Zur Untersuchung im convergenten polarisirten Licht sind erforderlich: 
Condensorlinsen zum Aufsetzen auf den Polarisator; Bertrand’sche Linse, in 
den Tubus einzuführen und durch Trieb verstellbar. 
Dass das Stativ zum Umlegen eingerichtet sei , erweist sich in vielen Fällen 
als sehr nützlich. — Die grobe Einstellung werde nicht durch Verschiebung der 
Auszugsröhre aus freier Hand , sondern durch Zahn- und Triebführung be- 
wirkt. — Bei neueren Instrumenten werden die Objective vielfach nicht mehr 
angeschraubt, sondern zum schnelleren Ersatz derselben dui'ch eine Klammer 
gehalten. Für den raschen Wechsel der Objective sind auch (staubdichte) genau 
centrirte Revolverconstructionen oder sog. Schlitten- Objectivwechsler recht 
bequem. 
Um bei dem Präparat später ganz genau die Stelle wiederzufinden, wo man 
früher ein kleines dem blossen Auge nicht sichtbares Körperchen heobachtet hat, 
wurden mehrere z.Th. ziemlich eomplicirte, sog. Indicatoren erfunden, so von 
Amyot, Bridgmann, Tyrell, Baylie, Brodie, Edwards. Besser als alle diese zu- 
sammengesetzten Finder -Vorrichtungen war eine einfache und praktische Methode 
von H. Hoö'mann. Auf dem Objecttisch des Mikroskops werden zu beiden 
Seiten der Öffnung zwei Kreuze eingeschnitten, das eine so (x), das andere so (-|-) 
geformt. Befindet sich nun etwas im Gesichtsfeld, was man späterhin schnell 
wieder dahin zu bringen wünscht, so werden mit Tinte, besser noch mit einem 
