Instrumente und Messungen. 
29 
den man auf einen Objectträger setzt und nach der Füllung mit einem Blatt 
Papier bedeckt, durch einen Fingerdruck auf letzteres zu einem Kuchen geformt; 
ist nach 2 — 3 Tagen die Masse eingetrocknet und fest, so löst sie sich leicht aus 
der Glasform heraus und es kann daraus ein Dünnschliff verfertigt werden. 
Dieses Verfahrens mag man sich auch bedienen, wo es sich darum handelt, 
isolirte winzige Kryställchen , wie sie z. B. bei der Behandlung des Gesteins- 
Palvers mit dem Elektromagneten oder mit Säuren oder als Bodensatz in schweren 
Flüssigkeiten gewonnen wurden , in möglichst verschiedenen Durchschnitten zu 
örhalten. Noch einfacher ist es, dieselben in eine durch inniges Vermengen von 
Zinkoxyd und Phosphorsäure hergestellte Masse nach verschiedenen Eichtungen 
eiuzukneten ; aus dieser Masse, welche anfänglich weich und plastisch ist, nach 
Ölniger Zeit jedoch vollkommen fest wird, formt man Kugeln, welche nach dem 
Erhärten durchschnitten und zu Dünnschliffen verarbeitet werden (Mann, 
N. Jahrb.f. Min. 1884. II. 187). 
Allgemeines Uber Instrumente und Messungen. 
Theorie und Beschreibung des Mikroskops im Allgemeinen kann an dieser 
Stelle nicht Gegenstand einer auch noch so kurz gefassten Darstellung sein. Hier 
es sich nur um die Angabe derjenigen speciellen Einrichtungen undNeben- 
äpparate handeln, deren Verbindung mit dem eigentlichen Mikroskop nothwendig 
öder wünschenswerth ist, wenn es zu petrographischen Zwecken verwandt werden 
®öll, sowie um einige kurze Bemerkungen zur praktischen Handhabung des In- 
struments. 
Das Mikroskop als solches soll sich auszeichnen durch die scharfe Begren- 
zung der Bildumrisse , durch möglichste Vermeidung der chromatischen Aber- 
ration sowie einer Krümmung und Wölbung des Gesichtsfeldes, durch sein Auf- 
ösungsvermögen, d. i. die Fähigkeit, feine, nahe bei einander gelegene Körper- 
ö on unterscheidbar zur Wahrnehmung zu bringen , durch Lichtstärke und 
e igkeit, durch Ausdehnung des Gesichtsfeldes, durch möglichst grosse Focal- 
is anz selbst bei den starken Objectiven, nicht minder auch durch die Solidität 
^61 Messingarbeit und genaue Centrirung der einzelnen Theile. Weitere Erfor- 
isse oder wtlnsehenswerthe Einrichtungen an dem mit Nicols versehenen 
os^op 2 ur Untersuchung im parallelen polarisirten Licht sind (die ange- 
eiwn Punkte finden im Späteren ihre Erläuterung) : 
D - h Dbjecttisch mit einer Kreistheilung zur genauen Ablesung der 
ungsgrösse (zwei Kreuzschlitten auf dem Objecttisch zur Bewegung des 
pmats yei mittels Mikrometerschrauben). 
entiische Drehbarkeit des Objects für jedwede Combination von Objectiv 
n Ocular, bewirkt durch zwei Stellschrauben, welche in auf einander senk- 
n Dichtungen wirken und Horizontalverschiebungen entweder des Fuss- 
es der Tubusaxe oder des Objecttisches selbst hervorbringen. 
