16 
Untersuchiingsmethoden. 
dient. Zur Benutzung von Flüssigkeiten mit sehr hohem spec. Gew. sollten die 
Wagen mit schwereren Senkgläschen als gewöhnlich versehen sein. — Diese 
sehr kurze und einfache Bestimmnngsmethodo gewährt auch die Möglichkeit, den 
Mineralpartikel innerhalb der Lösung zu belassen, so dass man daran, dass der 
erstere seine schwebende Lage aufgibt, unverzüglich eine eingetretene Änderung 
in der Concentration der letzteren bemerken muss. Die leicht an dem Senk- 
gläschen oder an dem eingetauchten Theil des feinen Platindrahts anhaftenden 
Luftbläschcn müssen, da sie eine Fehlerquelle bilden, mit einem Glasstab abge- 
streift werden. — Nützliche Bemerkungen über die Westphahsche Wage gab 
Retgers in Zeitschr. f. physikal. Chemie III. 296. 
d) Von W. Salomon stammt ein sehr zweckmässiger Apparat aus gebogenen 
Glasröhren, vrelcher gewissermassen als Ersatz der Westphal’schen Wage, zur 
Bestimmung des spec. Gewichts von Flüssigkeiten dient und auf dem Princip 
beruht , dass die Höhen von Flüssigkeitssäulen , welche in communicirenden 
Röhren einander das Gleichgewicht halten, umgekehrt proportional sind ihrem 
spec. Gewicht. Die specielle Einrichtung und der Gebrauch des Apparats muss 
im N. Jahrb. f. Min. 1891. II. 214 nachgesehen werden. 
e) Sollas schlug vor, die Westphal’sche Wage durch hydrostatische 
Schwimmer zu ersetzen. Dieselben bestehen aus einer dünnen Glasröhre , die 
an dem einen Ende lang eapillar ausgezogen, an dem anderen geschlossen und 
mit Quecksilber gefüllt ist. Beim Eintauchen in eine schwere Flüssigkeit kann 
man sie durch Adjustirung des Quecksilberinhalts zum Schwimmen in verticaler 
Stellung bringen und die Entfernung zwischen dem Ende des Capillarröhrchens 
und der Oberfläche der Flüssigkeit wird natürlich mit der Schwere der letzteren 
wechseln; diese Entfernung kann sehr genau an einem graduirten Spiegel abge- 
lesen werden. Um den Schwimmer zu calibriren, bringt man ihn in Flüssigkeiten 
von bekannten spec. Gewichten, und entwirft eine Tabelle, welche diese letzteren 
vergleicht mit den Entfernungen, um die sich der Schwimmer über den Spiegel 
der Flüssigkeit erhebt. Dazwischen liegende spec. Gewichte und Entfernungen 
ergeben sich durch Interpolation. Indem man sich einer Reihe von Schwimmern 
bedient, können nach der Angabe bis zur dritten Decimale genaue Resultate sehr 
rasch erzielt werden (Trans, roy. Irish Acad. XXIX. Part XIV. 1891. 431). 
Sollas hat noch eine andere Methode angegeben, um das spec. Gew. von 
Mineralpulver zu bestimmen. Eine schwere Flüssigkeit (z. B. Kaliumquecksilber- 
jodid; wird von zwei verschiedenen Schweren bereitet, von denen die eine 
leichter, die andere schwerer ist, als das zu untersuchende Mineral. Die 
schwerere wird zuerst in eine Glasröhre gegossen, dann darauf die leichtere. 
In der Glasröhre entwickelt sich dann beim Stehen durch Ditfusion eine Flüssig- 
keitssäule, deren spec. Gew. allmählich von unten nach oben abnimmt. Zwei 
Indicatoren von genau bekanntem spec. Gew., der eine eben schwerer, der andere 
eben leichter als das zu untersuchende Mineral, werden eingeführt und nehmen 
bestimmte Stellen in der Flüssigkeitssäulo ein. Dann wird das Mineralpulver 
eingetragen, welches in einer Zwischeuzone flottiren wird und zwar in einer 
